Methoden z. Bestimmung d. Reaktion tierischer u. pflanzl. Flüssigkeiten etc. 557 



Strecke jeden beliebigen Wert erreicht, bis Kompensation erzielt ist. Der 

 konstante Gesamtwiderstand der beiden Kästen entspricht alsdann der 

 ganzen Meßbrückendrahtlänge, während der Widerstand des Kastens auf 

 der gemeinsamen Strecke der Teillänge des Drahtes bis zum Schleifkon- 

 takt AC entspricht. Noch bequemer sind die Siemensschen Präzisions- 

 kurbelwiderstände, bei denen man nur eine Kurbel zu bewegen braucht, 

 bis das Galvanoskop stromlos ist. Die Apparate besitzen in ihrem Innern 

 ein sehr aenaues Normalelement. 



Aufbau der Gaskette. 



Die Gefäße für die Gaskette kann sich ein jeder leicht selber in 

 zweckmäßiger Form anfertigen, indem er zwei in U-Form gebogene Röhren 

 von Jenenser Glas an einem bleibeschwerten Brettchen befestigt. Die Weite 

 der Röhren betrage etwa 1 — 2 cm. Man verschließt die beiden Röhrchen 

 mit zwei Gummistopfen, deren Boden paraffiniert ist. Diese Gummistopfen 

 werden von zwei engen Glasröhren durchbohrt, die mit Quecksilber gefüllt 

 sind und am unteren Ende zwei kleine Platinbleche mit im Glasrohr ein- 

 geschmolzenem Platinzuführungsdraht zum Quecksilber tragen. Die Bleche 

 brauchen nicht mehr als 1 cm- Oberfläche zu besitzen und müssen vor 

 Anstellung der Versuche wie für Leitfähigkeitsmessungen mit Lummcr- 

 KurlbaumscheY Platinierungsflüssigkeit platiniert und durch Elektrolyse 

 gereinigt werden. Sehr zweckmäßig bewahrt man die platinierten Elek- 

 troden in einer gut verschlossenen Flasche voll wasserstoffgesättigtem Leit- 

 fähigkeitsw\asser auf. Die Verbindung zwischen beiden U-Röhren besorgt 

 ein U-förmiger Hahn aus (Blasrohr mit reinem Baumwollfaden gefüllt und 

 mit konzentrierter Ghlornatriumlösung getränkt. Man kann die Baumwoll- 

 fäden auch sehr zweckmäßig mit - — - Kochsalzlösung tränken. 



HJ-6 



Als Standardlösungen dienen eine Lösung von -——^r H Cl in 

 ° Xa Cl und eine Lösung von ,^ , H Cl in — -^ Na Cl. Werden beide 



10-^^ ^ 10-« 10 



gegeneinander geschaltet, so muß die Messung der elektromotorischen Kraft 

 bei 19« C 0-0577 Volt ergeben. Die gleiche Anzahl Volt muß die Schaltung 



einer Lösung von 0-103 xlO-^ HCl in — ^ NaCl gegen die -j^ HCl 

 NaCl ergeben. 



10 



Wasserstoff für Gaskettenmessungen. 



Eine große Zahl von Störungen bei Gaskettenmessung fand Verfasser 

 vermieden, als er dazu überging, statt in der üblichen Weise Wasserstoff 



