r^r-^^ H. FriiMloiithal. 



ans arscnfroioin /ink in sanrer Lösnni-- zn benMtcn . Alnniininnihlcch in 

 Kalilauire zur \Vasserstott'l)ereitnnii: zu benutzen. Der vom Aluminium ^^e- 

 bildete ^Vasserstoft' scheint liedeutend reiner zu sein als der vom Zink 

 bereitete und bedarf nur der Zwischenschaltunii' einer Wascliflasehe mit 

 \Vasser. Komprimierter Wasserstoff, aus Bomben (dureh Elektrolyse herge- 

 stellt) erwies sich ebenfalls brauchbarer als Wasserstoff mit Zink bereitet, 

 (iemeniie von Wasserstoff und Kohlensäure zu benutzen nach einem 

 Aorschlaire von R. Höber möchte Verfasser driuiiend widerraten. Die Fort- 

 fUhrunir von Gasen wird vermieden, indem der Wasserstoff in das mit 

 paraffiniertem (iummistopfen verschlossene U-Rohr einiieleitet wird, bis 

 die Elektroden kaum noch mit Flüssigkeit bedeckt sind. Resorbiert der 

 l'latinmohr allen Wasserstoff, so wird soviel Wasserstoff nachgeleitet, 

 dall die Elektroden während der Messung mit der Flüssigkeit im U-Rohr 

 sich berühren. Je dünner das Flatinblech der P^lektrode, desto rascher 

 erfolgt die Sättigung mit Wasserstoff und damit die Erreichung des 

 richtigen Endzustandes der Kette. Nach einer Stunde ist gewöhnlich die 

 zusammengesetzte Kette zur Messung brauchbar. 



Gefäße für Gaskettenmessung. 



(refälje für Gaskettenmessung verfertigt man zweckmäßig aus Jenenser 

 Glas, da auch starke Laugen zur Verwendung kommen, welche gewöhnliche 

 Gläser stark angreifen, v. Bohrer hat zur Benutzung geringer Flüssigkeits- 

 mengen Gefäße mit Elektroden angegeben, welche gestatten, mit 2 cm^ 

 Flüssigkeit eine Reaktionsmessung auszuführen. Das Arbeiten mit so kleinen 

 Flüssigkeitsmengen erfordert natürlich eine große Sorgialt und einiges 

 experimentelles Geschick. 



Messung der Reaktion einer Flüssigkeit mit Hilfe von Gasketten. 



Man benötigt zur Ausführung einer Reaktionsmessung (H^Ionen- 

 messung) mit Hilfe von Gasketten folgender Apparate: 



1 Akkumulator von 4 Volt Spannung und großer Kapazität. 



1 Normalwestonelement mit Prüfungsschein. 



2 Sümensscho Widerstandskästen von 10.000 bis Ol Ohm oder einen 

 Kurbelrheostaten. Zur Not kann man auch mit einem genau geeichten 

 Saitenrheochord die Messungen ausführen. 



8 U-Cjefäße aus Jenenser Glas auf Bleibrctt mit Gummistopfen und 

 Platinelektroden. 2 U-Rohre mit Baumwollfäden. 



Lummer-Kurlbaumsche Platinierungsflüssigkeit. 

 2 platte Platinelektroden. 



— (Liternormal-) Kochsalzlös. (etwa 1 /). -,-—^ (Literzehntelnormal-) 



10-8 — 10- 



