Methoden z. Bestimmung d. Reaktion tierischer u. ptlanzl. Flüssigkeiten etc. 559 



Salzsäure gelöst in -- - Koclisalzlüsuuu'. --— ^ (Literhiindert.steluormal-) 

 Salzsäure ^elöst in — — ^ Kochsalzlösuna-. -—-r (Litertausendstelnormal-) 



Salzsäui-e gelöst in — — - KochsalzlösunLi. 



1 Wasserstoffentwicklungsapparat. Aluminium in Kalilauge mit einer 

 Wasserwaschflasche. 



1 Thermostat zum Versenken der Elektrodengefäße mit geprüftem 

 Thermometer mit Zehntelgradteilung. 



1 Kurve zum Ablesen der H^ lonenkonzentration bei einer gemessenen 

 Spannung. 



1 Ostu-aldsche^ Kapillarelektrometer. Einen Verzweigungs- 

 kasten für das Elektrometer. 



Hat man alle Apparate undLösungen auf Fehlerfreiheit geprüft, so füllt man 



eines der Elektrodengefäße mit der . HCl nach Paraffinieren des inneren 



Bodens des Gummistopfens, so daß keine Luft zwischen Gummistopfen und 

 Lösung bleibt, in der gleichen Weise füllt man das zweite Elektrodengefäß 



mit --—r HCl. Die beiden U-Röhren mit Baumwollfäden tränkt man unter 

 10-" 



wiederholtem Auspressen der Fäden mit der -y^,- Kochsaklösung. Zu der 



zu untersuchenden Flüssigkeit setzt man soviel Kochsak in Substanz, daß 



die Lösung -— r-^ fach normal für Kochsalz wird. Bei ^^elen tierischen 



Flüssigkeiten kann man darauf rechnen, daß sie Kochsalzgehalt be- 



sitzen. Jetzt leitet man in alle drei Elektrodengefäße gewaschenen Wasserstoff 

 aus Aluminium, bis die Elektroden die Flüssigkeit nicht mehr berühren 

 und versenkt das Brett mit den drei Gefäßen in den Wasserthermostaten. 

 Nach einiger Zeit wird ein Teil des Wasserstoffes von dem Platinmohr 

 absorbiert sein und die Elektroden mit den Flüssigkeiten in Berührung stehen. 

 Man leite soviel Wasserstoff nach, daß eben die Kante der Elektrode in die 

 Flüssigkeit eintaucht. Jetzt eicht man in der oben beschriebenen Weise 

 den Akkumulator mit dem Xormalwestonelement und ersetzt alsdann in 

 der Anordnung das Norraalelement durch zwei der Elektrodengefäße 



mit TTpr ^^^ irpb HCl in — — Kochsalzlösung. Kurz vor der Messung 



taucht man ein U-Rohr mit den Baumwollfäden in die beiden Elek- 

 trodengefäße als Verbindungsrohr und mißt die elektromotorische Kraft 

 der Gaskette. Xach jeder Messung entfernt man das ^'erbindungs- 

 rohr aus den Elektrodengefäßen und senkt es kurz vor jeder Messung 

 wieder ein. 



