.-)7() J. Bioluintrer. 



Luft = N. SO ist (las r.rechungsverhiiltnis beider Mittel beim Überiiang 

 des Strahls aus dem sclnvädier ins stärker breeheude Mittel r=N/'n, d. h. 

 mau erhält den relativen Breehuuiiskoeffi/ieuten beim flieriiang- des Lichts 

 aus einem Mittel ins andere, wenn man den lireehnniiskoet'fizienten des 

 zweiten Mittels durch den des ersten teilt. Ist z. li. der lUechnniisindex von 

 Luft in Wasser =4 3, von Luft in Glas =3/2, so ist der Urechungskoeffi- 

 zient von Wasser in Glas = 3 2 : 4 3 = 9/8. Sind also in der (ileichung 

 r = Xn zwei Werte bekannt, so läßt sich der dritte berechnen. Bei um- 

 irekehrtem Gang des Lichtstrahls gilt analog, wie vorhin, 1 r = n'X, für 

 Glas in Wasser also 8 9. 



Die Bestimmung des Brechungsexponeuten eines Stoffes kann natür- 

 lich mit Hilfe aller drei im vorstehenden erörterten iM'scheinuugen ausgeführt 

 werden, wofür eine ganze Reihe von Instrumenten konstruiert sind. Für 

 praktische Zwecke wird man denjenigen von ihnen den ^'orzug geben, 

 welche eine rasch und leicht auszuführende Messung von großer Genauigkeit 

 ermöglichen und aulücrdem nur kleiner Flüssigkeitsmengen zur Untersuchung 

 bedürfen. Daher haben die komplizierten älteren Spektrometer, väe dasjenige 

 von Meyerstein, bei denen die zu untersuchende Flüssigkeit in ein Hohl- 

 prisma eingefüllt wird, trotz der scharfen Ergebnisse, die sie liefern, 

 ebenso das Totalreflektometer von Kohlrausch nie Verwendung außerhalb 

 des physikalischen Laboratoriums gefunden. Erst die von E. Abbe und von 

 C. Pulfrich gebauten Refraktometer haben durch die Einfachheit ihrer Hand- 

 habung und die Schärfe der damit ausgeführten Bestimmungen die Er- 

 mittlung des Brechungsexponenten zu einem außerordentlich A\ichtigen 

 analytischen Hilfsmittel erhoben, wie dies am besten schon die amtliche 

 Einführung des Ze(/j'schen Butterrefraktometei's durch das Reichsgesetz über 

 Untersuchung der Fette u.dgl. vom I.April 1898 beweist. Auch sonst 

 dürfte der Refraktionswert infolge seiner leichten Bestimmbarkeit für 

 die Kennzeichnung und Prüfung der Stoffe und ihrer Lösungen in viel 

 höherem Malie heranzuziehen sein, als es bisher der Fall ist. 



Der Brechungsexponent der Flüssigkeiten, um die es sich hier allein 

 handelt, ist, abgesehen von der Wellenlänge des angewandten Lichtes, ver- 

 änderlich mit der Temperatur, und zwar in höherem Maße, als selbst das 

 spezifische (Gewicht. \) Es muß daher bei jeder Bestimmung des Brech- 

 imgsexponenten eine genaue Temperaturmessung vorgenommen werden, 

 wenn die erhaltenen Ergebnisse wissenschaftüchen Wert haben sollen. 

 Damit scheiden zugleich alle diejenigen Refraktometer aus, welche eine 

 scharfe Temperaturbestimmung nicht zulassen. \'on den Refraktometern mit 

 Temperaturregulierung kommen bei der besonderen Art des zu verwenden- 

 den Untersuchungsmaterials, das oft bloß tropfenweise zur Verfügung 

 steht, meistens nur diejenigen in Betracht, welche sehr geringe Mengen von 

 Flüssigkeit erfordern. Es ist dies das Totalrefraktometer von Abbe mit 



') Eine Temperaturänderung um sehr i^^eringe Bruchteile eines Grades ändert 

 schon den Brecbungsindex einer Flüssigkeit um eine Einheit der 5. Dezimale. 



