Optische Untersuchuiigsmetlioden. 571 



Heizvorrichtung', das Refraktometer für Chemiker und das Eintauchrefrakto- 

 meter von Pidfrich. Der ^^tesche Apparat beruht auf der Messung des 

 oben erwähnten Grenzwinkels der Totahefraktion. die Pulfrich?,c\ien Appa- 

 rate auf der umgekehrten Erscheinung, der Messung des Grenzwinkels der 

 Brechung bei streifendem Eintritt des Lichtstrahls an der Grenze der zu 

 untersuchenden Flüssigkeit und eines Glasprismas; das Eintauchrefrakto- 

 meter kann außerdem durch eine einfache Änderung unmittelbar auch auf 

 Beobachtung der Totalreflexion eingerichtet werden. Die Apparate sind in 

 ihrer xVnwendung beschränkter als die Spektrometer, weil ja, wie aus den 

 obigen Ausführungen folgt, der Brechungskoeffizient der zur Untersuchung 

 verwandten Flüssigkeit kleiner sein muü als der des Glasprismas. Das 

 Meßbereich des Abbeschen Befi'aktometers umfaßt die Brechungskoeffi- 

 zienten Ud = 1"30 bis 1"70. des Refraktometers von Pulfrich , je nach 

 den angewandten Prismen die Brechungskoeffizienten 1-33 bis 1-88, des Ein- 

 tauchrefraktometers diejenigen von l-o25 bis l-o67. Aber letzteres über- 

 trifft in bezug auf Einfachheit der Handhabung und Schärfe der Ergeb- 

 nisse die vorgenannten Instrumente weit und ist zudem auch das billigste.^) 

 I. Das Refraktometer nach Abbe (Fig. 540). In diesem zuerst von 

 Abbe konstruierten, von Pulfrich verbesserten Instrument ^ird der Bre- 

 chungsindex mit Hilfe der Totah-eflexion bestimmt. Es enthält als 

 wesentlichen Bestandteil zwei in eine geschwärzte Metallfassung eingesetzte, 

 keilförmige, rechtwinklige Glasprismen (A und B der Figur), Avelche mit ihren 

 Hypotenusenflächen in engem Abstände an einander gelegt sind, so daß 

 zwischen ihnen ein schmaler, zur Aufnahme der zu präfenden Flüssigkeit 

 bestimmter I{aum bleibt. Um diese einzuführen, legt man den oberen Teil 

 des Refraktometers wagrecht nach vorn um, klappt das um ein Scharnier 

 bewegliche obere Prisma auf und reinigt die beiden Hypotenusenflächen mit 

 reinem, altem, weichem Linnen, das mit etwas AVasser oder Weingeist be- 

 feuchtet ist. Dann bringt man einen Tropfen der zu prüfenden Flüssigkeit 

 auf die Fläche, klappt das zweite Prisma wieder zu und richtet den Apparat 

 auf. Das bewegüche Prisma hat nur den Zweck, mit dem unteren, festen 

 Prisma zusammen eine planparallele Glasplatte zu bilden, so daß bei 

 normaler Stellung (Nullstellung) ein mittelst des drehbaren Spiegelchens i? von 

 unten durchgesandter, monochromer Lichtstrahl keine Ablenkung erfährt 

 und das Gesichtsfeld des kleinen, zwei- bis dreimal vergrößernden Fern- 

 rohrs F, welches in der verlängerten Längsachse der Prismenfassung liegt, 

 hell erscheint. Dreht man nun das Doppelprisma samt der Fassung um 

 seine Querachse, so wird der EinfaUswinkel des Lichtstrahls geändert, bis 



') Ein Verzeichuis der Arbeiten, welche die Anwendung der Refraktometrie für 

 chemische und klinische Zwecke behandeln, hat die Firma Karl Zeiß in Jena zusammen- 

 gestellt. Herrn Dr. Emil Reiß in P'rankfurt a. M. und Herrn Professor Dr. Hermann 

 Strauß in Berlin spreche ich für die Freundlichkeit, mit der sie mir über ihre Er- 

 fahrungen auf diesem Gebiete berichteten, auch an dieser Stelle meinen Dank aus, des- 

 gleichen Herrn Dr. Löwe in Jena für seine Mitteilungen über die neuesten Verbesse- 

 rungen an den beschriebenen Apparaten. 



