,')7i.* •!• Bioliriiiircr. 



srhliclilicli bei ciiuT hcstiiiiintcu X(.>i,i;niii>' der l'risnu'ii der (iicn/winkel 

 erröii'lit ist. initliiiiaiidoiMireiiztlächo dos unteren Prismas und der Flüssigkeit 

 totale lletlexion einti'itt und das Gesichtsfeld des Fernrohrs verdunkelt 

 Avird. l'ni die hierzu n(itii>e Drehung' zu ermitteln, ist das Fernrohr fest 

 mit einem geteilten Kreisabschnitt (Sektor S), die Prismenfassung bei b mit 



einem nach ol)en gerich- 

 teten Arm verbunden, der 

 einen an der Kreisteilung J 

 schleifenden Index trägt 

 (Alllidade). Soll eine Mes- 

 sung ausgeführt werden, 

 so rückt man einige Zeit i) 

 nach dem Einljringen der 

 Flüssigkeit zwischen die 

 Prismen die Alhidade auf 

 den Anfangspunkt der 

 Sektorteilung ( 1 -liO), richtet 

 das Beleuchtungsspiegel- 

 chen R so , daß das (Ge- 

 sichtsfeld des Fernrohrs 

 gleichmäßig hell erleuchtet 

 ist, stellt das Okular 

 des Fernrohrs scharf auf 

 das P'adenkreuz ein und 

 dreht nun die Alhidade 

 (und damit die Prismen) 

 vorsichtig so weit um, bis 

 die Totalreflexion an der 

 Flüssigkeitsschicht eintritt 

 und das Gesichtsfeld halb 

 hell, halb dunkel erscheint. 

 Zur genauen Einstellung 

 dieser Grenzhnie enthält 

 das Fernrohr das Faden- 

 kreuz ; ist sie auf den 

 Kreuzungspunkt des letz- 

 teren eingerückt, so gibt 

 die Teilung auf dem Kreis- 

 abschnitt unmittelbar den 

 Brechungsindex an. 

 Verwendet man statt des monochromen NatriumUchtes das Tages- 

 licht, so tritt der Grenzwinkel der totalen Pteflexion für die einzelnen 

 Farben des letzteren nacheinander ein: die Grenze im Fernrohr erhält 



Fig. 540. 



Das Refraktometer nach Ahbe mit heizbaren Prismen 

 (etwa 1/4 nat. Gr.). 



Der Spiegel R wirft weißes Licht in den Aiiparat. ]Jie Sub- 

 Btanz befindet sich wahrend der Messung zwischen den heiz- 

 baren Prismen j4 und B, die das Heizwasser in der Richtung 

 DCS durchfließt ; das Thermometer ist in der Figur abge- 

 brochen gezeichnet. ]\Iit dem Okulare O des Fernrohrs F be- 

 trachtet man die Grenzlinie, die durch Drehen am Knopfe M 

 des Kompensators T farblos gemacht wird. Zur Ablesung des 

 Brechungsindex an der Sektortcilung S dient die Lupe L. 



') Dies ist nötig zum Ausgleichen der Temperatur. 



