Optische UutersuchunErsmethoflen. 57B 



dadurch einen farbigen Saum, dessen Breite abhängt von der (xröße der 

 Farbenzerstreuung (Dispersion) des weißen Lichtes durch die brechende 

 Fhissigkeit. Um sie aufzuheben, ist am Fernrohr vor dem Objektiv ein 

 ..Farbenkompensator" T angebracht. Er besteht aus zwei ganz gleichen, 

 hintereinander Geschalteten .4»»cischen Prismensätzen M mit gerader Durcli- 

 sicht für die i)-Linie (Xatriundicht): sie können mittelst der Schraube M 

 in entgegengesetzter Richtung, aber um gleiche Wiukel um die Fernrohr- 

 achse gedreht und so in eine, oder vielmehr zwei Stellungen gebracht 

 werden, bei welchen die genannte bei der Totalreflexion auftretende Dis- 

 persion durch die von ihnen erzeugte gleichgroße, aber entgegengesetzt gerich- 

 tete Dispersion kompensiert wird. Zur Messung der hierzu nötigen Drehung ist 

 der Kompensator mit einer vom Nullpunkt nach rechts und links gehenden 

 Winkelteilung versehen. Führt man die Messung des Brechungskoeffizienten 

 bei weißem Licht aus, so hebt man durch Drehung des Kompeusators den 

 entstandenen farbigen Saum auf und erhält nun eine scharfe Grenzlinie 

 zwischen Hell und Dunkel, welche man mittelst der Alhidade vollends auf 

 den Schnittpunkt des Fadenkreuzes einstellt. Man hest die Stellung der 

 Alhidade und des Kompeusators ab. Durch RückAvärtsdrehen des letzteren über 

 den Nullpunkt hinaus erhält man eine zweite Stellung, bei welcher die 

 Grenzhnie achromatisch erscheint: man stellt die Alhidade wiederum ein 

 und liest ihre Stellung und diejenige des Kompeusators ab. Das Mittel 

 aus beiden Sektorablesungen ergibt ohne weiteres den Brechungskoeffi- 

 zienten Up der Flüssigkeit fürs mittlere (ielb, dem Natriumlicht (der Linie D 

 des Sonnenspektrums) entsprechend; das Mittel aus den zugehörenden Ab- 

 lesungen an der Kompensatorteilung hefert den Winkel, mittelst dessen die 

 Dispersion der Flüssigkeit, d. h. die Differenz der Brechungskoeffizienten 

 für zwei bestimmte Strahlenarten {Fraimhof ersehe Linien) aus einer dem 

 Instrumente beigegebenen Tabelle berechnet wird. 



L^m schließlich während des Versuchs eine konstante Temperatur zu 

 erzielen, haben die Prismen je ein doppelwandiges Metallgehäuse. Beide 

 Gehäuseteile sind durch einen Gummischlauch verbunden und mit je einem 

 Schlauchansatz (D und E) versehen, das obere Prisma außerdem mit einem 

 Stutzen für ein einzuschraubendes Thermometer. Durch das Gehäuse läßt 

 man vom unteren Schlauchansatz D aus Wasser von konstanter Temperatur 

 strömen, das man je nach Bedürfnis einem höher stehenden Behälter oder 

 der Wasserleitung unmittelbar entnimmt oder vor dem Einströmen er- 

 wärmt. Man benutzt dazu eine von Pulfricli konstruierte Heizspirale mit 

 Wasserdruckregler, welche in bequemer Weise einen Wasserstrom von kon- 

 stanter Temperatur und gleichbleibendem Druck erzeugen lässt, oder eine 

 in einem Thermostaten liegende lange, spiral aufgerollte Bleiröhre. Man 

 wartet einige Zeit, bis die zu untersuchende Flüssigkeit die betreffende 

 Temperatur hat. und nimmt dann die Messung vor. 



Die Prüfung des Instruments auf Richtigkeit und die Ermittlung 

 einer etwa anzubringenden Korrektion geschieht mit Flüssiukeiten von be- 



') Vgl. Fig. 543 Ä. 



