,">74 «T- Biehriiigor. 



kaiiiitciu r.nrliunirskot'tti/KMitcii. ;uii einfachsten mit destilliertem Wasser, 

 dessen lirechunirskoeffizient hei lö" nD= l'ä^HHO, hei IT-ö" (Zimmer- 

 temperatur) — l-;).'):) 20. hei 20" = r.Ha291 ist oder ehenso hequem durch 

 Messunir eines Olasplättchens. das dem Refraktometer heiiieijehen ist und 

 das seineu Brechunirsindex einu:raviert trägt. 



Die Sektorteihmir giht den Brechungskoeffizienten der Flüssigkeit 

 auf drei Dezimalen unmittelhar an; die vierte Dezimale liilit sich durch 

 Ahlesung mittelst der Lupe L auf 1—2 Einheiten ahschätzen. Die mit dem 

 Instrumente zu erzielende fienauigkeit des Ergehnisses dürfte demnach für 

 physiologisch-chemische und klinische Zwecke nicht immer genügen. Das 

 MelJbereich umfallt . wie erwähnt . die Brechungskoeffizienten n d = 1-30 

 bis nn = 1-70.1) 



Besondere nach dem gleichen Prinzip von Karl Zeiß gebaute Refrak- 

 tometer sind das zur Untersuchung von P>tten. Ölen bestimmte Butter- 

 refraktometer von Wollny und das Milchfettrefraktometer von demselben 

 zur Ermittlung des Fettgehaltes der Milch. Eine eingehendere Beschrei- 

 bung ist wohl unnötig, zumal jedem Instrument eine (Gebrauchsanweisung 

 mitgegeben wird. Diese Bestimmungen können übrigens ebensogut mit dem 

 ^6/>eschen Refraktometer ausgeführt werden: die an diesem abgelesenen 

 Brechungsindizes lassen sich mit Hilfe gedruckter Umrechnungstabellen 

 leicht in Skalenteile des Butter- oder Milchfettrefraktometers umwerten. 



II. Das Refraktometer für Chemiker von PuJfrich (Fig. 541). 

 Diesem Instrument liegt nicht die Messung des Grenzwinkels der Totalrefle- 

 xion zugrunde, sondern die indirekte Messung des (rrenzwinkels der Brechung 

 bei streifendem Lichteintritt, also der umgekehrte Vorgang, was aber, wie 

 friiher gezeigt, schließlich auf dasselbe hinauskommt. Ein von der hohlen 

 Fassung umschlossenes, aus Flintglas hergestelltes, keilförmiges Prisma, 

 dessen brechender Winkel 90" hat, trägt, auf seiner einen wagreclit, nach oben 

 gerichteten, etwas gewölbten, aber in der Mitte plangeschliffenen Kathetenfläche 

 aufgekittet, einen 20 — 2omm breiten, aus einem Stück (ilasrohr hergestellten 

 Trog, derart, daß die Kittfläche tiefer liegt als die den Boden des Trogs bildende 

 Prismenfläche. Er wird aus einer Pipette mit ein paar Tropfen der zu unter- 

 suchenden Flüssigkeit beschickt. Die Beleuchtung geschieht durch mono- 

 chromes, mittelst einer Sammellinse konzentriertes Natriumlicht, und zwar 

 in der Art. daß der Lichtstrahl streifend, also unter einem Einfallswinkel 

 von 90", über Prismen- und Kittfläche hinweg in die Flüssigkeit tritt. 

 Man stellt zu dem Ende am besten Flamme und Linse etwas höher als 

 die Prismenfläche und prüft durch ein vor den Trog gehaltenes Stück 

 Schreibpapier, ob ein reelles Bild der Flamme erscheint. Der Lichtstrahl 

 "wird an der Grenze von Flüssigkeit und (ilas gebrochen, tritt in letzteres 

 unter einem Winkel ein, welcher gleich ist dem (irenzwinkel der Brechung, 

 und erleidet beim Austritt aus der senkrecht stehenden, zweiten Katheten- 



') Der Preis des von Karl Zeiß in Jena gebauten Instruments mit heizbaren 

 Prismen beträgt 4(X) M.. der Heizspirale 61 M., des Wasserdruckreglers 12 M., des 

 Thermometers 360 M. 



