Optische Untersuchungsmethoden. 



575 



fläche des Prismas in die Luft abermals eine Brechung. Der Winkel a. den 

 hier der austretende Strahl mit dem Einfallslote bildet, wird gemessen. 

 Dies- geschieht durch ein auf die Austrittsfläche gerichtetes Fernrohr F 



IL- y 



Das Refraktometer nach Pidfrich 

 (etwa 1 4 nat. Gr.). 



Die zu messende Flüssigkeit befindet sich in dem knrzen Glaszylinder zwischen S and L. Dahin 

 wird das Licht eines Natrinmbrenners durch die Spiesrelvorrichtnng .V oder das Licht der Gei>.'7erschen 

 H-Köhre Q durch den Kondensor P geworfen. Es gelangt durch Brechung in das Fernrohr F zum 

 Okular E; der Teilkreis mit Xonius ist auf der Rückseite TOn D angebracht. G ist die Mikrometer- 

 schraube für Dispersionsmessungen. Beim Gebrauche wird der Erhitzungsapparat 5 durch Drehen am 

 Knopf T in die Flüssigkeit eingetaucht: das Heizwasser fließt in der Richtung der Pfeile. 



mit einem durch Verschieben des Okulars E deutlich sichtbar zu machen- 

 den Fadenkreuz: das Rohr ist gebrochen, so daß die Okularachse stets 

 wagrecht steht und eine für den Beobachter unbequeme Stellung beim Ab- 

 lesen vermieden wird. Das Fernrohr ist an einem um eine wagrechte 



