Optische Uiitersuchungsmethodeu. 577 



liches, silbernes Gefäß zu gelangen, einen geschlossenen, doppelwandigen 

 Zylinder S, welcher mittelst Trieb T und Zahnrad an der Säule M ver- 

 schoben und in den Trog eingesenkt werden kann. Das Wasser fheßt in S 

 durch die innere Röhre zu, durch den äußeren Mantel ab; ein eingestecktes, 

 in Zehutelgrade geteiltes Thermometer zeigt seine Temperatur und damit 

 auch die Temperatur der im Trog zwischen dem Zyhnder und dem gleich tem- 

 perierten Prisma befindüchen. dünnen Flüssigkeitsschicht an. Außerdem wird 

 der Trog, um^'erluste durch Strahlung zu vermeiden, mit einem Holzstück W 

 umgeben, welches ein Fensterchen als Einlaß für die Lichtstrahlen besitzt. 

 Soll bei höherer Temperatur gearbeitet werden, so sind dieselben Vorrich- 

 tungen wie beim Abbeschen Refraktometer anwendbar. Da das Prisma hier- 

 bei mit erwärmt wird und demgemäß seinen Brechungskoeffizienten ändert, 

 so ist eine kleine Korrektur dafür einzusetzen, welche aus den beigege- 

 benen Tabellen abgelesen wird. 



Die Messung ist genau bis auf eine Einheit der 4. Dezimale , also 

 schärfer als beim Apparat von Abbe; die Handhabung ist einfach und be- 

 quem. Die Prüfung des Apparats geschieht, wie früher (S. 574) beschrieben, 

 mit destiUiertem Wasser von bekannter Temperatur, i) 



Eine mit dem Refi'aktometer fest verbundene Spiegeleinrichtung A" 

 zur Benutzung des Lichts einer Geißlerschen Wasserstoffröhre -) ( Q) mit 

 bei c verstellbarem Kondensator P, abwechselnd mit dem Xatriumlicht, er- 

 mögücht eine überaus bequeme und genaue Bestimmung der Dispersion, 

 die nur mittelst der Mikrometerschraube G mit Trommelteilung erfolgt 

 und für Fragen der Konstitution organischer Verbindungen von Bedeutung ist. 



Das Eintauchrefraktometer von Fulfrich. Die Messung des 

 Grenzwinkels der Brechung kann auch auf folgende Art ausgeführt werden: 

 Man taucht ein keilförmiges, rechtwinkliges Glasprisma in die zu prüfende 

 Flüssigkeit und regelt den Gang des Lichtstrahls so, daß er an der Grenz- 

 fläche beider Mittel, d. h. an der Hypotenusenfläche des Prismas streifend 

 einfällt. Beim Apparate von Fulfrich wird der sich hierbei ergebende Grenz- 

 winkel dadurch bestimmt, daß der gebrochene Strahl in ein mit dem Prisma 

 unbeweglich verbundenes Fernrohr eintritt, worin sich eine Skala befindet. 



Im einzelnen ist das Listrument folgendermaßen gebaut. Der Körper 

 des Prismas (Fig. 543, P), welches aus hartem, widerstandsfähigem Glase 

 mit dem Brechungsindex 1-51 besteht und einen brechenden Winkel 

 von etwa 63" aufweist, ist zylindrisch zugeschüff en , so daß er ans Fern- 

 rohr unmittelbar angeschlossen werden kann . und so montiert , daß 

 nur der Glasteil mit der schräg stehenden, infolge der Al)schleifung 

 elliptisch gewordenen Hypotenusenfläche in die zu untersuchende Flüssig- 

 -keit eintaucht. Der Apparat Avird damit fast für sämtliche schwach bre- 



') Der Preis des Refraktometers ohne Prismen und Erhitzungsapparat ist 475 M., 

 derjenige des Prismas für Flüssigkeiten mit dem Brechungsindex n^ = ISS bis Ißl 

 samt Zubehör 50 M. 



^) Die besondere Form der Geißlcf%c\n^\i Röhre hat nur den Zweck, eine stärkere 

 Lichtquelle herzustellen. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 37 



