578 



.1. Hiol) rill ff er. 



dienden KIiissiii:keiten. ;uu-h Siiuroii und Laiiizen. hraiichhar. Sie koimnen in 

 kleine Heoherglä sehen, welche heluifs uvnaner Ueiiiilieninii' der Temperatur 

 in ein Wasserbad einizesenkt werden, dessen AVärmeiirad durch ein in 

 Zehntellirade ireteiltes Thermometer bestimmt wird. Dieses Wasserbad ist 

 ein viereckiijer Hlechkasten (Fii>'.ö42) mit Zu- und Abflußrohr, durch welche 



Brunnenwasser oder hö- 

 her temperiertes, in der 

 früher (8.573) geschil- 

 derten Weise erhitztes 

 AVasser langsam zu- und 

 abströmt. Für Unter- 

 suchungsreihen sind in 

 den Kasten (^)uerbrücken 

 mit einer Anzahl Löcher 

 für die Bechergläser ein- 

 gesetzt. Behufs Zu- 

 führung des Lichts, wo- 

 bei man Tages- oder 

 Lampenlicht verw'endet, 

 ist unterhalb oder an 

 der Seite des Bades ein 

 in passender Richtung 

 drehbarer Spiegel an- 

 gebracht , welcher das 

 Licht durch eine in 

 den Boden oder in 

 einen Seitenteil des 

 1 Uechkastens eingefügte 

 matte Glasscheibe ins 

 Wasser wirft und so die 

 Proben beleuchtet. Für 

 Reihenuntersuchungen 

 bei Zimmerwärme hat 

 das Zeißwerk noch ein 

 besonderes Teraperier- 

 bad gebaut, das keinen 

 Wasserzufluß erfordert. 

 Über das Wasserbad 

 spannt sich ein Metall- 

 bügel, an welchen das 

 Refraktometer mittelst zweier, unterhalb des Okulars befindhcher Haken ^der- 

 art aufgehängt wird, daß das Prisma in die zu untersuchende Flüssigkeit ein- 

 taucht. Man wartet etwa 10 Minuten, bis das Prisma die Temperatur der 

 letzteren angenommen hat, und stellt dann durch geeignete Neigung des Fern- 

 rohrs oder der Bechergläschen, nötigenfalls der beweglichen Querbrücken 



Fig. 542. 



Das Eintanchrefraktometer nach Pulfi-ich. 

 (Ganze Ansicht.) 14 nat. Größe. 



Das an einem Bügel hängende Eefraktometer taucht mit seinem 

 unteren Ende, dem Prisma, in eines der mit den Lösungen gefüllten 

 Becherglä-er. welche in die verstellbare Querbrücke des mit flie- 

 ßendem, temperiertem Wasser gefüllten Trogs eingesenkt sind. Ein 

 darunter angebrachter langer Spiegel wirft das Licht des hellen 

 Himmels oder einer Lampe durch eine in den Boden eingekittete 

 matte Glasscheibe in die Bechergliiser der ersten Keihe. Blickt man 

 von oben ins Okular, so sieht man einen hellen und dunklen Teil und 

 die zur Messung dienende Skala im Gesichtsfelde. 



