Optische Uutersuchungsmethoden . 



579 



und des Spiegels derart ein , daß die Grenzlinie zwischen Hell und Dunkel 

 im Gesichtsfeld erscheint. Da Tageslicht angewendet wird, so muß infolge 

 der Farbenzerstreuung an der Grenzlinie, wie beim Refraktometer von Abbe 

 (8. 57;)), ein farbiger Saum auftreten. Er wird in ähnlicher Weise, wie dort, 

 aufgehoben dm'ch Einschaltung eines dreiteiligen J[j>?ir'/schen Prismensatzes A, 

 welcher mittelst eines in halber Höhe des Fernrohrs angebrachten geriefelten 

 Rings R um die Rohr- 

 achse gedreht werden 

 kann, bis die Grenze 

 farblos und scharf er- 

 scheint. Die Grenzlinie 

 ist viel schärfer als im 

 ^^^eschen Refraktome- 

 ter, weshalb man zu ihrer 

 Bestimmung auch ein 

 Fernrohr mit stärkerer, 

 zehnmaüger Vergröße- 

 rung anwenden kann, 

 was die Genauigkeit der 

 Messung natürhch sehr 

 erhöht. Letztere geschieht 

 durch eine Skala Sc, wo- 

 rauf das Okular Oc scharf 

 eingestellt werden kann. 

 Sie zeigt eine AAillkürliche 

 Teilung von — 5bis -|- 105. 

 Fällt die Grenzlinie nicht 

 genau mit einem Skalen- ^^ 

 teil zusammen, so erfolgt 

 die weitere Einstellung 



vermittelst einer im Oku- 



lar angebrachten Mikro- 

 meterschraube Z, welche 

 bei einer Drehung die 

 Skala um einen Skalen- 

 teil verschiebt. Die 

 Trommel dieser Schraube 

 ist in Zehntel geteilt, welche mithin Zehntel der Skalenteile angeben. Man 

 stellt vor Beginn der Messung die Trommel auf ein, taucht das Refrakto- 

 meter in die zu untersuchende Flüssigkeit und best den Skalenwert der 

 Refraktion unmittelbar ab, falls die Grenzhnie im Fernrohr mit einem 

 Skalenteil zusammenfällt. Im anderen Falle dreht man die Trommel 

 bis die Grenzbnie mit einem Skalenteil zusammenfällt; die an der Trom- 

 mel abgelesenen Zehntel sind dann dem vor der Bewegung der Trommel 

 abgelesenen Skalenteil hinzuzufügen. Mit Hilfe einer beigegebenen Tabelle 



37* 



Fig. 543. 

 Das Eintauchrefraktometer nach Pulfrich. i 4 nat. Größe. 

 Untersuchung einer Flüssigkeit unter Luftabschluß. 

 Die leicht verdunstende Lösung ist in den Metallbecher 3/ einge- 

 schlossen, welcher das Eefraktometerprisma enthält. Das vom hellen 

 Himmel oder einer Lampe kommende Licht fällt auf den Spiegel S, 

 tritt durch die mattierte Glasscheibe G ins Wasserbad B, von da 

 durch den Deckel D des Bechers in die zu untersuchende Lösung 

 und schließlich ins Eefraktometer. 



