ÖJ^O J- Biebrin>rcr. 



wird daun dieser Wert in den Brechungskoeffizienten umgewandelt. 

 Die Tabelle gibt die Brechungskoeffizienten für die ganzen Skalenteile 

 unmittelbar an; für die Zehntel ist eine kleine Interpolationsrechnung 

 nötig, indem man die Differenz z\Yischen den Brechungskoeffizienten des 

 aiigelesenen und des nächst höheren Skalenteils durch Zehn teilt, mit den 

 abgelesenen Zehnteln multipliziert und dem ersteren Brechungskoeffizienten 

 zufügt. Die Grenzen der Skala entsprechen den Brechungskoeffizienten 

 1-H2539 bis 1-36640, welche die Grenzen für die Anwendbarkeit des Instru- 

 ments vorstellen. Die Ablesefehler betragen höchstens + O"! Skalenteil, 

 was eine Unsicherheit von ± 0-000037 — Vs Einheit der 4. Dezimale im 

 Brechungsexponenten ergibt. Der Apparat ist so justiert, daß die Grenz- 

 hnie für destilliertes Wasser von Zimmertemperatur (17-5"), also der 

 Brechungsindex Ud = 1-33320 beim Skalenteil 15 liegt, was vor der erst- 

 maligen Benutzung nachzuprüfen ist.i) Um die zur Aufhebung der Dispersion 

 nötige Drehung des Kompensators zu messen, ist der dazu dienende, in 

 der Mitte des Fernrohrs angebrachte Ring mit Index und einer Teilung 

 in zehn willkürliche Teile versehen; die Gröile der Drehung, die für jede 

 zu untersuchende Flüssigkeit neu ermittelt werden muß, ist im allgemeinen 

 proportional der Dispersion. 



Das Prisma ist natürlich nach jedem Gebrauche aufs sorgfältigste 

 zu reinigen. 



Um mittelst des Eintauchrefraktometers auch Flüssigkeiten unter- 

 suchen zu können, welche leicht verdunsten, Feuchtigkeit anziehen oder 

 aus sonstigen Gründen mit der Luft nicht in Berührung kommen sollen, 

 ist ihm ein über das Prisma zu steckender Becher Ji beigegeben, welcher 

 einen abnehmbaren Deckel D mit Glasfenster besitzt. Man füllt den Becher, 

 nachdem man das Instrument umgekehrt hat, mit der Flüssigkeit fast 

 voll, setzt den Deckel darauf und hängt dann das Ganze, wie fiüher, ins 

 Temperierbad. 



Ein Nachteil des Instruments ist die größere Menge Flüssigkeit, 

 welche zur Messung des Brechungsexponenten erforderlich ist. Auch sehr 

 dunkel gefärbte Flüssigkeiten lassen sich damit nicht untersuchen. Eine 

 sehr Avichtige Verbesserung ist daher die Zugabe eines „Hilfsprismas", 

 welches den Apparat ohne weiteres in ein Totalrefraktometer, ähnlich dem 

 ^^^tschen, umzuwandeln gestattet, worin der Brechungsexponent durch 

 Beobachtung des Grenz winkeis der Totalreflexion, der ja dem Grenzwinkel 

 der Brechung bei umgekehrtem Gange des Lichtstrahls gleich ist, bestimmt 

 wird. Da für diesen Zweck nur Tropfen der Flüssigkeit nötig sind, so wird 

 dadurch das Anwendungsbereich des Instruments außerordentlich vergrößert. 

 Das ,. Hilfsprisma" ist ein loses, keilföimiges Prisma, dessen Hypotenusen- 

 fläche etwas eingesenkt und matt geschliffen ist. Man setzt auf das Instru- 



*) Für die Xacheichuug bei anderen Temperaturen enthält die dem Instrument 

 beigelegte Gebraucbsanweisung eine Tabelle über die entsprechenden Werte für Wasser 

 von 10 bis 30". Außerdem findet man dort eine Vorschrift für die neue Justierung der 

 Skala bei etwa auftretenden Differenzen. 



