Optische Untersuchungsmethodeii. 581 



ment den vorhin genannten Becher auf, und hält es so, dali die eUiptische 

 Hypotenusenfläche des Refraktometerprismas nach oben schaut. Dann 

 bringt man auf die wagrecht gehaltene Hypotenusenfläche des Hilfs- 

 prismas einige Tropfen der zu untersuchenden Flüssigkeit, legt sie in 

 passender Weise auf die Hypotenusenfläche des Refraktoraeterprismas, 

 wobei die Flüssigkeit den engen Raum zwischen beiden Flächen völlig 

 erfüllen muß und schließt den Becher mit dem Glasdeckel.i) Das Instrument 

 wird, wie früher, ins Temperierbad eingehängt und die Messung vorgenommen. 



Das Eintauchrefraktometer übertrifft innerhalb der durch seine Kon- 

 struktion bedingten Grenzen die übrigen beschriebenen Refraktometer weit 

 durch die Einfachheit seiner Handhabung, die Vielseitigkeit seiner x\nwen- 

 dung und die Schärfe der erhaltenen Ergebnisse. Für physiologisch-chemische 

 und klinische Zwecke kommt vornehmlich auch in Betracht die geringe 

 Menge der zu prüfenden Flüssigkeit beim Arbeiten mit dem Hilfsprisma, 

 die leichte Temperaturregulierung, besonders bei Anwendung des vorhin 

 erwähnten Zeijhchen Temperierbades, und die Benutzbarkeit bei gewöhn- 

 lichem Licht. Außerdem ist es von allen Refraktometern das billigste. 2) 



Wie sich aus den obigen Ausführungen ohne weiteres ergibt, ist die Be- 

 stimmung des Refraktionswertes von Flüssigkeiten. Lösungen mit diesem In- 

 strumente nicht zeitraubender oder umständlicher, als etwa eine Temperatur- 

 bestimmung mittelst des Thermometers oder eine Dichtebestimmung mittelst 

 des Aräometers. Da bei wässerigen Lösungen der Refraktionswert des Wassers 

 stets derselbe bleibt, die Änderung der Refraktion vielmehr bloß durch die ver- 

 schiedenen Mengen gelösten Stoffes bewirkt mrä und ferner eine einfache 

 Beziehung zwischen Refraktionswert und Gehalt besteht, ähnlich wie 

 zwischen spezifischem Gewicht und Gehalt, so bietet die refraktometrische 

 Untersuchung ein sehr einfaches Mittel, innerhalb der Grenzen des Refrak- 

 tometers den Gehalt der Lösungen bestimmter Stoffe unter Zuhilfenahme 

 von Tabellen oder Kurven ^), welche für den Zweck ausgearbeitet wurden, 

 zu ermittehi. Die Bestimmung hat vor der aräometrischen den ^'orteil viel 

 größerer, bis auf Bruchteile eines Promille ^) sich erstreckender Genauigkeit. 

 Es ermöglicht ferner das Refraktometer die Prüfung der Stoffe auf Rein- 



*) E. Reiß hat darauf hingewiesen , daß das Prisma zweckmäßig unverrückbar 

 fest in dem Becher sitzen, nicht, wie früher, lose aufgelegt werden soll. Der Zweck 

 wird jetzt in einfachster Weise durch einen kleinen Korkstopfen erreicht, der sich 

 gegen das Fenster des (abnehmbaren) Deckels andrückt. 



^) Es kostet mit einem Meßbereich von n^ = 1-325 bis 1'367 und einer Meß- 

 genauigkeit von Vs Einheit der 4. Dezimale 250 M., das Hilfsprisma 12 M. Dazu kommt 

 noch die Temperiereinrichtung im Betrage von etwa 90 bis 120 M. 



*) Bernhard Wagner, Tabellen zum Eintauchrefraktometer. Sondershausen 1907. 

 Selbstverlag. Preis 20 M. Vom Verfasser oder vom Zeißwerk zu beziehen. 



•*) Nach H. Matthes (Zeitschr. f. analytische Chemie. Bd. 43, S. 82 [1904]) gibt 

 Z.B.Salzsäure von 11-949'' o einen Brechuugswert von 85 Skalenteilen, während reines 

 Wasser einen solchen von 15 Skalenteilen liefert (S. 580), so daß also die Brechungs- 

 ■werte von Wasser bis zu Salzsäure von 11-949" o auf 70 Skalenteile = 700 ablesbare 

 Einheiten verteilt sind. 



