Optische Untersuchuugsmethoden. 591 



schematischen Darstellung- des später eingehender zu beschreibenden Lippich- 

 schen Polarimeters erläutert werden mögen (Fig. 544, vgl. Fig. 551, 552). 

 Die von einer Lichtquelle, meist Xatriumlicht, kommenden Strahlen treten 

 durch eine Blende und die Sammellinse (\ durch die sie parallel gemacht 

 werden, in den Apparat ein und werden im Polarisator .V, linear polarisiert 

 (die Bedeutung des kleinen dem Lipjnchsi^heii Apparat eigentümlichen Nicols 

 A'., ^^^rd bei diesem besprochen werden). Die Polarisatorvorrichtung ist 

 durch die Polarisatorblende abgeschlossen. Dann folgt ein längerer 

 Zwischenraum zur Einschaltung der Polarisationsröhre, welche beim Nach- 

 eichen des Apparats leer bleibt oder mit destilliertem Wasser, bei der 

 eigentlichen Messung mit der zu prüfenden Flüssigkeit gefüllt wird. Ihr 

 schließt sich, mit einer Blende, der Analysatorblende Ä beginnend, die 

 Analysiervorrichtung an, bestehend aus dem analysierenden Xicol N^ 

 und -einem Galüeischen, besser Keplerschen Fernrohr OB mit verschieb- 

 barem, je nach dem Auge des Beobachters einzustellendem Okulare. 

 Die ganze Analysiervorrichtung ist bei den eigentlichen Polarimetern 

 um die Längsachse drehbar und mit einer Vorrichtung zum Messen 



H-|-0-j ^--■&-P 



n r ^A n 



j 



- - Lampa 



Fig. 544. 

 Schema des Polarisationsapparates von Lip}yich. 



der Drehung verbunden. Es ist selbstverständlich, daß sämtliche Teile 

 des Apparates genau zentriert sein, d. h. daß ihre Achsen mit der 

 optischen Achse und derjenigen des Apparates zusammenfallen müssen. 

 Als Lichtquelle benutzt man zumeist Xatriumlicht. Seine Erzeugung 

 ist schon S. 567 beschrieben. Bei kleinem Drehungswinkel und bei An- 

 wendung von x\pparaten, welche, \de das Halbschattenpolarimeter von 

 Mitscherlich (S. 598), nur bis auf Ol'' genau zu messen erlauben, kann die 

 Beleuchtungslampe ohne besondere Vorsichtsmaßregeln verwendet Averden. 

 Bei größeren Drehungswinkeln, wo die Rotationsdispersiou bereits störend 

 hervortritt , oder bei Meßapparaten , welche , wie das Halbschattenpolari- 

 meter von Lippich (S. 591»), noch Vioo-G^rade ablesen lassen, muß das 

 Licht der Beleuchtungslampe von den schwachen grünen, blauen, violetten 

 Strahlen des Bunsenl)renners, die es enthält, erst durch ein Strahlenfilter 

 befreit werden. Man fügt zu dem Ende hinter der Blende, welche der 

 Beleuchtungslampe zugekehrt ist , eine dünne , aus einem Kaliumbichromat- 

 kristall geschUffene und zwischen zwei Glastafeln eingeschlossene Platte 

 ein oder die in ein passendes Gefäß gefüllte Lösung des Salzes von solcher 

 Schichtdicke und Konzentration, daß das Gesichtsfeld des Fernrohrs noch 

 genügend hell bleibt. 



