'^\\-2 .1. Hi chri usjer. 



Für sehr starke l)rohiing:en und sehr j^enaue Apparate hat Lippich 

 ein hesoiuhMTs StrahlenfiUer angegeben. Es besteht aus zwei Zellen mit 

 planparallelen Wänden, einer 10 cm langen größeren Kammer, welche mit 

 einer 6" oigen, filtrierten Lösung von rotem chromsaurem Kalium gefüllt 

 wird, und einer kleinen, Tö cm langen Zelle, welche man mit einer durch 

 luftdichten Verschluß vor Oxydation zu schützenden Lösung von TJrano- 

 sulfat UlSO^IoM beschickt. Das Kaliumbichromat absorbiert die blauen 

 und grünen Strahlen: die tief grüne Uranlösung erzeugt einen breiten, kräf- 

 tigen Absorptionsstreifeu in Rot bis nahe au die Natriumlinie heran. Es 

 bleibt also nur ein schmaler Streif des Spektrums mit der Natriuudinie 

 übrig. Richtiger wirkt ein zwischen lieleuchtungslampe und Polarimeter 

 eingeschaltetes geradsichtiges Spektroskop; es besitzt einen Spalt für das 

 eintretende Xatriumlicht uud einen zweiten Spalt für das austretende 

 Licht, der nur das Licht der D-Linie durciilälit, alles ül)hge Licht ab- 

 blendet. - ) 



Die Lichtquelle muß möglichst gleichmäßig und hell brennen. Zu 

 diesem Zwecke wird der das Kochsalz tragende Platinring u. dgl. in der 

 Höhe verstellt, bis die hellste Stelle der Flamme so zum Schlitze des auf- 

 gesetzten Schornsteins steht, daß die ausgesandten Strahlen voll und zen- 

 trisch die Linse C (Fig. 544) treffen. Der Abstand der Lampe von dem 

 Apparat ist so zu wählen, daß die Linse (; in der Ebene der Analysator- 

 blende A ein scharfes Bild der Flamme entwirft. Mit Hilfe eines Blättchens 

 weißen Papiers, welches man an diese Stelle hinhält, kann man sich leicht 

 davon überzeugen, ob es der Fall ist. 



Um bei der Messung fremdes Licht mögUchst auszuschließen, arbeitet 

 man im ganz oder teilweise verdunkelten Zimmer. Zur Ablesung usw. be- 

 nutzt man, wenn nötig, am besten eine kleine Taschenglühlampe. 



Die einzelnen Polarimeter unterscheiden sich im Grunde nur durch 

 die Art und Weise, wie der Drehungswinkel auch bei schwacher Drehung 

 sichtbar gemacht und gemessen wird. 



Am genauesten geschieht dies mit Hilfe der Halbschattenappa- 

 rate, bei welchen der Analvsator nicht auf den schwer zu ermittelnden 



'J Für die Herstellung dieser Uranosulfatlösung gibt Landolt in seinem Werke 

 >üas optische Drehungsvermögen organischer Substanzen" (2. Aufl., S. 263) folgende 

 Vorschrift: In einer verschließbaren Flasche löst man 5 g reinstes Uranylsulfat (Ura- 

 nium sulfuricum purissimum) in 100 an^ Wasser und setzt zur gelben Lösung 2 g 

 reines Zink in Pulverform. Sodann gibt man 3 cm^ konzentrierte Schwefelsäure in drei 

 Anteilen hinzu, wobei man jedesmal wartet, bis die Reaktion nahezu vorüber ist; die 

 Flasche bleibt hierbei verschlossen. Man läßt dann die verschlossene Flasche etwa sechs 

 Stunden stehen, filtriert die Flüssigkeit und füllt sie sofort in die Kammer, derart, daß 

 nur eine möglichst kleine Luftblase bleibt. Nach eintägigem Stehen ist die Lösung 

 brauchbar und hält sich nun 1—2 Monate lang unverändert. Die oben angegebenen 

 Gewichte und Volume müssen bis auf '/jo^ ihres Betrages genau innegehalten werden. 



'^) Die Firma Franz Schmidt und Haensch, Werkstätten für Präzisionsmechanik 

 und Optik in Berlin (S 42, Prinzessinnenstraße 16), liefert das Lichtfilter nach Lippich 

 in Fassung auf Stativ zum Preise von 60 M., das Spektroskop zum Preise von 450 M. 



