Optische Untersnchuiigsmethoden. 



593 



Punkt völliger Dunkelheit, sondern auf gieiclimäßige geringe Helligkeit 

 (Beschattung) des Gesichtsfeldes eingestellt wird, weil unter diesen Um- 

 ständen kleine Unterschiede noch erkennbar sind. 



Diese Beschattung wird in der Weise hergestellt, daß man durch 

 einen besonderen, unsymmetrischen Bau des Polarisators (was bei den ein- 

 zelnen, später zu beschreibenden Apparaten auf verschiedenem Wege er- 

 reicht wird) statt eines hnear polarisierten Lichtstrahls, deren zwei, ol und or 

 (Fig. 545 — 547), erzeugt, deren Schwingungsebenen unter einem kleinen 

 Winkel s gegeneinander geneigt sind. Von ihnen erleuchtet jeder eine Hälfte 

 des Gesichtsfeldes. Treffen nun diese beiden Lichtbündel auf den Analysator iVg, 

 so wird man beim Drehen des letzteren nie gänzliche, sondern bloß halbseitige 

 Verdunkelung erzielen können. Denn da Auslöschung nur dann stattfindet, 

 wenn die im Analysator festgelegte Schwingungsrichtung senkrecht zu der- 

 jenigen des vom Polarisator kommenden Lichtstrahls steht, so wird man 

 beim Drehen des Analysators eine Stellung oa finden, bei der dies für die 



Fig. 545. 



linke (Fig. 545) und eine, von der ersteren nur wenig verschiedene zweite 

 Stellung, bei der dies für die rechte Hälfte (Fig. 547) des Gesichtsfeldes 

 zutrifft. Dreht man den Analysator langsam aus der ersten Stellung in die 

 zweite, so wird die bisher dunkle Hälfte 1 sich aufhellen, die bisher helle 

 Hälfte 2 sich schnell verdunkeln, bis bei einer bestimmten Stellung des 

 Analysators beide Hauten gleich hell erscheinen und eine hellgraugelbliche, 

 gleichmäßig beschattete Fläche darstellen (Fig. 546). Diese ..Halbschatten- 

 oder Gleichschattenstellung" dient als Nullpunkt bei der Messimg. 



Die Ermittlung des Nullpunktes eines Halbschattenpolarimeters ist 

 in folgender Weise auszuführen: ^Lin legt zuerst in den Apparat eine sorg- 

 fältig gereinigte, leere oder mit destilUertem Wasser gefüllte Polarisations- 

 röhre ein (S. 607) und richtet dann das Fernrohr genau auf die TrennungsUnie 

 beider Hälften des Gesichtsfeldes, so daß diese bei verschiedener Helhg- 

 keit scharf sich voneinander absetzen. ^Lan stellt dann von beiden Seiten 

 her auf gleiche Helligkeit des Gesichtsfeldes ein, liest jedesmal die zuge- 

 hörige Stellung am Teilkreis mit Hilfe des Nonius ab und nimmt das 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeit.sraethoden. I. gg 



