:>\u 



.1. Biclir 



Mittel. (Jewöliiilifli wird dies in der Art aiisuoführt. dali man den Analy- 

 sator zu l)oiden leiten des Nnlli)nnktos rasch um immer kleinere Winkel 

 hin und herdreht, wobei als rein subjektive Erscheinung ein senkrechter 

 Scliattenstreif über das (iesiclitsfeld huscht. Man fixiert den Auiienblick, 

 wo der Schatten gerade durch die mittlere TrennungsUnie des (iesichts- 

 feldes sich bewegt, und zwar indem man mehrmals von der einen luid von 

 der anderen Seite ausgeht und das Büttel nimmt. 



Ganz die gleichen Erscheinungen der P>es('hattung und halbseitigen 

 Verdunkelung des Gesichtsfeldes, wie sie vorhin beschrieben wurden, kehren 

 bei Drehung des Analysators um ISO" wieder, wo seine Schwingungsrich- 

 tung genau in dieselbe Lage zu den Schwingungsrichtungen beider polari- 

 sierter Strahlen kommt (S. 584), so dall alle Halbschattenapparate zwei 

 Nullpunkte haben, welche um 180" voneinander entfernt sind. Man dreht 

 also zur Kontrolle der ersten Bestimmimg den Analysator um ISO" und 

 nimmt in derselben Weise, wie oben, die P^in Stellung des Nullpunktes vor. 

 Ist alles richtig justiert, so müssen beide Nullpunkte gerade um ISO" aus- 

 einander liegen. 



Fällt der Nullpunkt der Teilung nicht mit der Gleichschattenstelluug 

 zusammen, so nimmt man das arithmetische Mittel aus mehreren Ab- 

 lesimgen und zieht dies bei der nachfolgenden Messung in Rechnung. 

 Oder man korrigiert den Nullpunkt durch Drehen des Analysators nach 

 rechts oder links mittelst zweier Regulierschrauben A (Fig. 551 ). 



Soll nmi eine aktive Flüssigkeit auf ihr Drehungsvermögen geprüft 

 werden, so ist zunächst zu entscheiden, ob sie rechts- oder Unksdrehend 

 ist. Zu dem Ende bringt man am einfachsten erst ins Polarimeter eine 

 Lösung von bekannter Drehrichtung und sieht zu, in welchem Felde die 

 Aufhellung erfolgt. Tritt dann beim Einlegen des zu untersuchenden Stoffes 

 Aufhellung im gleichen Felde ein. so hat er dieselbe Di'ehrichtung, im 

 anderen Falle die entgegengesetzte. 



Man füllt nun die Polarisationsröhre, deren Einrichtung am Schlüsse 

 dieses Kapitels beschrieben werden wird, mit der zu prüfenden Flüssigkeit 

 von bekannter Temperatur (vgl. S. 587). Da die Lösung das Licht stärker 

 bricht, als die mit Luft oder reinem Wasser gefiülte Piöhre, so muß zu- 

 nächst das Okular des Fernrohres wieder scharf eingestellt werden. Ist die 

 Lösung aktiv, so dreht sie die Schwingungsebene beider, unter dem Winkel s 

 gegeneinander schwingender, polarisierter Strahlen um denselben P>etrag, 

 wodurch der eine der Auslöschung genähert, der andere davon entfernt 

 wird. Dies bewirkt, daü die beiden Hälften des Gesichtsfeldes ungleich 

 hell werden, wobei infolge der schw^achen Gesamthelligkeit auch schon 

 kleine Unterschiede deutlich heiTortreten. Man muß den Analysator um 

 den gleichen Winkel nachdrehen (vgl. S. 584), bis das Gesichtsfeld wiederum 

 gleichmäßig beschattet ist imd liest ihn an einem Teilkreis mit Hilfe des 

 Kreisnonius ab. Dann dreht man den Analysator um 180" und bestimmt 

 nochmals den Betrag der Drehung. Stimmt dieser mit dem erstgefundenen 

 nicht ganz überein, so nimmt man das arithmetische Mittel aus beiden 



