Optische Untersuchuugsmethoden. 595 



und erhält so, gegebenenfalls nach Abzug des bei Einstellung des Null- 

 punktes erhaltenen Mittelwerts, den Drehungswinkel des Stoffes. 



Die doppelte ^Messung der Drehung von beiden Nullpunkten aus hat 

 den Zweck, die Ablesungsfehler zu verkleinern und etwaige Ungenauig- 

 keiten der Teilung und Zentrierung des Teilkreises möglichst auszuschalten. 



Die Fehler der Einstellung und Messung werden um so geringer, je 

 kleiner der Halbschattenwinkel z ist, den die beiden Schwingungsel)enen 

 einschließen. Doch darf man damit nicht unter eine gewisse Grenze gehen, 

 weil sonst das Gesichtsfeld l)ei der Nullstellung zu dunkel wird und kleine 

 Helligkeit ^unterschiede beider Hälften nicht mehr wahrnehmen läßt. Man 

 arbeite also mit starker Licht(|uelle und womöglich mit klaren, hellen Lö- 

 sungen. Sind letztere zu dunkel, so vergrößere man durch eine schwache 

 Drehung des Polarisators vermittelst eines an ihm angebrachten Hebels 

 (A, Fig. 551, 5Ö2) den Halbschattenwinkel z etwas, aber nicht mehr, als daß eben 

 «ine scharfe Einstellung noch möglich ist; sonst leidet die Genauig- 

 keit der Messung. Da sich mit dem Halbschattenwinkel auch die Gleich- 

 schattenstellung ändert, so nehme man erst jetzt die Bestimmung des 

 Nullpunktes vor, lege dann die zu prüfende 

 Lösung ein und ermittele zum Schluß noch- 

 mals den Nullpunkt, um sich zu vergewissern, 

 daß er während der ganzen Zeit nicht ver- 

 schoben worden ist. 



Die Messung des Drehungswinkels ge- 

 schieht an einem Teilkreis mit Kreisnonius 

 in verschiedener Weise. Li einem Falle, so 

 bei dem nachher genauer zu beschreibenden Apparate nach Mitscherlich 

 (Fig. 550), steht der erstere (Tj fest, während die Hülse, die den Analysator 

 umschließt, mittelst eines Hebels c um ihre Längsachse sich drehen läßt. Mit 

 ihr fest verbunden ist eine Alhidade. welche einen an der Kreisteilung schleifen- 

 den Nonius sowie eine Lupe zum Ablesen und häufig noch einen Beleuchtungs- 

 spiegel trägt, um das Licht der Beobachtungslampe auf den Nonius zu werfen. 

 Oder es sind, wie in der Fig. 550, zwei solche um 180" voneinander ent- 

 fernte Alhidaden mit je einem Nonius vorhanden, wodurch gleich eine 

 2;weimalige Ablesung des Drehungswinkels (vgl. v. Seite) ermöghcht wird. 



Ist der Apparat so justiert, daß bei der Gleichschattenstellung der Nullpunkt 

 des Teilkreises und Nonius aufeinander fallen, so wird nach Einschaltung des aktiven 

 Stoffes der Hebel des Analysators um einen bestimmten Betrag gedreht werden müssen, 

 bis wieder Gleichschatten vorhanden ist. Die Art der Ablesung au dem gleichzeitig am 

 Teilkreise entlang bewegten Kreisnonius, welche, wie erwähnt, vermittelst einer Lupe 

 ausgeführt wird, möge das nachfolgende Beispiel (Fig. 548) erläutern. Der Teilkreis 

 ist in ganze Grade geteilt, der Kreisnonius so eingerichtet, daß neun Grade des Haupt- 

 kreises auf ihm in zehn gleiche Teile geteilt sind, jeder Teil des Kreisnonius mithin 

 um Vio kleiner ist als ein Teil der „Hauptskala"; er gestattet also die Ablesung von 

 Zehntelgraden. Da eine rechts- und eine linksseitige Ablesung vorkommen kann, je 

 nachdem der zu untersuchende Stoff rechts- oder linksdrehend ist, so ist jeder Nonius 

 doppelt, d.h. vom Nullpunkte aus nach beiden Seiten hin geteilt. In der Figur 548 

 liegt der Nullstrich des Nonius zwischen dem zweiten und dritten Grade rechts vom 



38* 



