596 



J. Biehringei 



Nullpunkt der Kreisteilnng. Der Stoff ist also rechtsdrehend und dio rechte Noniusseite 

 bei der Bestimmung des Drehungswinkels heranzuziehen. Die Zahl der Teilstriche des 

 Hauptkreises, an welchen der Nullpunkt des Nonius vorübergegangen ist, ergibt die 

 ganzen Grade: die Anzahl der hinzuzufügenden Zehntelgrade findet mau, wenn man, 

 auf der rechten Hälfte des Nonius entlang gehend, denjenigen Teilstrich ermittelt, welcher 

 mit einem Teilstrich der Hauptskala zusammenfällt. Da dies der achte Teilstrich ist, 

 so ergibt sich der abzulesende Winkel zu 2'8'' oder 2" 48'. 



Im anderen Falle, so bei den später zu beschreibenden Apparaten von 

 Lippich (Fig. ööl ) und DunJolt (Yx^.h'rl), ist der Teilkreis zusammen mit dem 

 Analysator drehbar, während zwei Kreisnonien (n) 

 zu beiden Seiten des Teilkreises (K\\m\ R) festliegen. i) 

 Die zur Ablesung dienenden Lupen sind drehbar. 

 Je nachdem der aktive Stoff die p]l)ene des polarisier- 

 ten Lichts rechts oder links dreht, kommt für die 

 Messung der Drehung der entsprechende Nonius 

 in Betracht. Angenommen, daß Oleichschattenstel- 

 lung vorhanden ist, wenn der Nullpunkt der Haupt- 

 teilung und des betreffenden Nonius zusammen- 

 fallen, so wird nach Einschaltung des aktiven Stoffes 

 der Analysator samt dem Teilkreis am Nonius vor- 

 bei um einen gewissen Winkel zu drehen sein, 

 bis wieder Gleichschattenstellung herrscht. 



In der beigefügten Figur 549 sind je 24 Teile der 

 Hauptskala auf dem Nouiiis in 25 Teile geteilt, jeder Teil 

 des Noniüs also ^(^^ kleiner als ein Teil der Hauptskala. 

 Da die Teilstriche der Hauptskala Yiertelgrade vorstellen, 

 so gestattet der Nonius Hundertstelgrade abzulesen. Im abgebildeten Fall ist der Teilkreis 

 rechts herum, im Sinne des Uhrzeigers, gedreht worden, wobei der Nullstrich des Nonius 

 zwischen 13' „ und 13^4" zu liegen kam. Die zuzuzählenden Hundertstelgrade betragen 

 16, weil der sechzehnte Teilstrich des Nonius mit einem Strich der Hauptskala zusam- 

 menfällt. Der abgelesene Winkel ist also 135 -fO 16 = + 13-66''= + 13''39' 36". 



Stimmt bei der Ermittelung des Nullpunktes dieser nicht genau mit 

 der Gleichschattenstellung überein, so ist, falls dies vorher nicht geregelt 

 wurde, die entsprechende Korrektur bei der nachfolgenden Bestimmung des 

 Drehungsvermögens anzubringen. 



Die einzelnen Halbschattenapparate unterscheiden sich vornehmlich 

 bloß durch die Art, wie die beiden unter kleinem Winkel gegeneinander 

 schwingenden polarisierten Strahlenbündel-) erzeugt werden. 



Fig. 549. 



*) Diese Anordnung ist vorzuziehen, weil die Ablesung des Drehungswinkels 

 immer an derselben Stelle vorgenommen werden kann, während bei Anwendung beweg- 

 licher Nonien bald an dieser, bald an jener Stelle des Teilkreises abgelesen werden 

 muß. was für den Beobachter bedeutend unbequemer ist. 



-) Es liegt außerhalb des Planes dieses Werkes, eine genaue Darlegung der 

 optischen Verhältnisse der verschiedenen, obigem Zwecke dienenden Polarisatiousvor- 

 richtungen zu geben. Es sei in dieser Hinsicht verwiesen auf das schon genannte Werk 

 H. Lamlolts „Das optische Drehungsvermögen organischer Substanzen" und die größeren 

 physikalischen Hand- und Lehrbücher, wie Müller- Poiiillets Lehrbuch der Physik. 9. Aufl. 

 1897.Bd.2. Abt.l. S.1167: O.D.Chwolson, Lehrbuch der Physik, übersetzt von H. Pflavm. 

 Ed. 2. S. 1022 (Braunschweig. Friedrich Vieweg & Sohn. 1904) u. a. 



