Optische Untersuchungsmethoden. 599 



des Traubenzuckers im Harn angewandt wird, ist ein solcher mit Laurent- 

 scher Platte ausgerüsteter Apparat. Der Polarisator ist hier nicht drehbar. 

 Es ist so justiert, daß gleiche Beschattung des Gesichtsfeldes eintritt, 

 wenn die Nullpunkte der Kreisteilung und des Xonius zusammenfallen. 

 Man muß diesen Punkt öfters unter Einlegen einer leeren Polarisations- 

 röhre nachprüfen und eine etwaige Abweichung anmerken, um sie bei der 

 Untersuchung einer aktiven Lösung u. dgl. je nach der Drehrichtung 

 der letzteren als positiv oder negativ mit in Piechnung setzen zu können. 

 Die Handhabung des Apparates ergibt sich aus der Erläuterung zur Figur 

 und den vorausgehenden Erörterungen. 



Halbschattenpolarimeter nach Li p pich. Um beide Hälften des 

 Gesichtsfeldes mit polarisiertem Lichte von verschiedener Schwingungs- 

 richtung zu versehen, hat F. Lipjnch folgende Einrichtung getroffen. Der 

 Polarisator X^ (Fig. 544), ein gewöhnliches Xicohches Prisma, ist in seiner 

 Längsachse mittelst eines Hebels h (Fig. 551) um einen kleinen Winkel 

 zu drehen; der letztere wird auf einer Teilung, welche etwa 20° umfaßt, 

 abgelesen. Hinter dem Polarisator liegt ein zweites Nicohches Prisma iVg 

 (Fig. 544), welches halb so groß ist und nur die Hälfte des Gesichtsfeldes 

 bedeckt. Es ist unbeweglich und so angeordnet, daß seine scharfe Kante 

 genau senkrecht zur Längsachse des Instruments steht und in der Mitte 

 des Gesichtsfeldes als feiner Strich zum Vorschein kommt, welcher bei 

 genauer Einstellung fast verschwindet. Die Hälfte der vom Polarisator 

 kommenden Lichtstrahlen muß durch dieses Prisma hindurchgehen. Stehen 

 nun beide Aleo/sche Prismen so, daß ihre Schwingungsebeneu parallel 

 sind, so werden beide Hälften des Gesichtsfeldes beim Drehen des Analy- 

 sators Xg (Fig. 544) zugleich verdunkelt oder erhellt. Dreht man den 

 Polarisator dann um einen kleinen Winkel, wodurch die Schwingungsebenen 

 der polarisierten Lichtstrahlen in beiden Hälften des Gesichtsfeldes gegen- 

 einander um den Winkel £ geneigt werden, so verlöscht beim Drehen des 

 Analysators erst die eine (Fig. 545), dann die andere Hiüfte des Gesichts- 

 feldes (Fig. 547). während zwischen beiden Stellungen der Halbschatten 

 auftritt. 



Lipinch erhöht die Genauigkeit der Einstellung noch dadm'ch, daß 

 er hinter dem Polarisator statt eines Halbprismas deren zwei einsetzt und 

 so ein dreiteihges Gesichtsfeld erhält, dessen mittlerer Teil nur Strahlen 

 vom Polarisator empfängt, während das Licht der beiden Seitenfelder durch 

 je eines der Halbnicols gegangen ist. Drehbar ist der Polarisator und eines 



1(X) cw' Flüssigkeit entspricht. Für Traubenzucker ist die spezifische Drehung [ajo = 52'8". 

 Bedeutet c die Konzentration der Lösung, d.h. die Anzahl Gramm Traubenzucker in 

 1(X) cm^ Lösung, so ist nach Gleichung V, S. 589 



100a 100 a a 



Ist die Länge der Röhre = 189-4 mm — 1-894 dm, so wird c = a. bei einer Länge 

 der Röhre von 94'7 mm = 0-947 d^n hingegen c — 2 a. 



