Optische Untersuchuugsmethoden. 601 



Schattenapparat). Die Einstellung- ist ganz dieselbe wie beim Halb- 

 schattenapparat. Peters erzielt den gleichen Effekt, indem er an den Po- 

 larisator ein sehr schmales, scharfkantiges Prisma genau vor der Mitte 

 anfügt. 



Das Polarimeter von Lippich ist für einfaches und zusammenge- 

 setztes Licht benutzbar; meist Avird aber bei Xatriumlicht beobachtet. Die 

 Lampe ist in einer Entfernung von etwa oO cm aufzustellen (siehe S. 591). 

 Bei stärker drehenden Stoffen (etwa von einem DrehungSA\inkel von 5" 

 an), wo die Piotationsdispersion stören würde, ist nur Xatnumlicht zu 

 nehmen, das durch ein Strahlenfilter zu reinigen ist(S. 592). Durch dieses 

 Filter wird, wie bereits erwähnt, die Helligkeit des Gesichtsfeldes verrin- 

 gert, so daß der Halbschattenwinkel i. allerdings auf Kosten der Genauig- 

 keit der Messung (vgl. S. 595j. größer zu wählen ist: gleiches gilt für dunkle 

 Lösungen. 



Die Einstellimg und die Messung des Drehungswinkels eines aktiven 

 Stoffes geschieht in der früher beschriebenen Weise. 



Die mit dem abgebildeten Apparate der Firma Franz Schmidt c^* 

 Haensch zu erhaltenden Ergebnisse sind bis auf 0"015" genau. Das Instru- 

 ment ist daher für wissenschaftliche Zwecke sehr geeignet. 



Halbschattenpolarimeter nach H. Lcnidolt. Das Lippichsche Po- 

 larimeter ist von H. LandoU derart umgestaltet worden, daß die Flüssig- 

 keiten nicht in Piöhren eingeschlossen zu werden l)rauchen. sondern in be- 

 liebig geformten Gefäßen untersucht werden können, welche statt der 

 Polarisationsröhre z\rischen Polarisator und Analysator eingesetzt werden 

 (siehe Fig. 552 ). 



Diese Modifikation des Apparates ermöglicht es ferner, bei Anwendung 

 von Polarisationsröhren diese in einen viereckigen Kasten G (Fig. 552) ein- 

 zuziehen, welcher mit Wasser u. dgl. gefüllt werden kann und so einesteils 

 eine genaue Bestimmung der Temperatur, anderenteils die Untersuchung 

 bei höheren oder tieferen Wärmegraden gestattet. Die Polarisations- 

 röhre trägt daher einen senkrechten Piohrstutzen. welcher eine Ausdehnung 

 der Flüssigkeit ermöglicht. Erhitzt wird der Kasten durch einen unter- 

 gestellten Brenner, wobei man durch Schirme die anderen Teile des Apparates 

 möglichst vor Erwärmung schützt. Soll die Polarisation bei sehr niedriger 

 Temperatur beobachtet werden, so beschickt mau den Kasten mit einer 

 Kältemischung. Da sich dann die Deckplatten an den Enden der Beob- 

 achtungsröhren leicht beschlagen, so steckt man über sie Glaszylinder, bringt 

 in den so entstehenden Raum etwas entwässertes Chlorcalcium und schheßt 

 ihn dann durch Deckplatten ab. Die sonstige Handhabung des Apparates 

 ist die übliche. Die Messung des Drehwinkels geschieht auf O'Ol". 



Die übrigen Polarimeter, von denen hier nur der Apparat von Bobiqnet 

 mit der Soleihchen Quarzdoppelplatte und das Polaristrobometer von 

 H. Wild erwähnt seien, werden heute nicht mehr oder nur in sehr be- 

 schränktem Umfange verwandt, so daß auf ihre Beschreünmg wohl ver- 

 zichtet werden kann. 



