Fig. 552. 



Polarisationsapparat nach LandoJt zur Untersuchung von Flüssigkeiten in Röliren 

 oder in beliebig geformten Gefäßen und bei bestimmter Temperatur. ') 



Ein mit dreiteiligem Polarisator versehener Lijjjjich^cher Polarisationsapparat, 

 dessen einzelne Teile dieselbe Bezeichnung tragen, wie in Fig. 551, ist an einer seitlich 

 stehenden (in der Figur etwas sichtbaren) Hauptschiene befestigt, welche mit einem 

 Bockgestell fest verbunden ist. Zwischen Polarisator und Analysator kann eine Rinne 

 zum Einlegen der Polarisationsröhre eingeschoben werden. An der Hauptschiene hängen 

 ferner zwei Stäbe; sie tragen zwei dreikantige, wagrechte Schienen c, c, die durch die 

 Schraube 7 in der Höhe verstellbar sind. Auf diesen Schienen liegt die Messingplatte T, 

 worauf der Glastrog mit der zu untersuchenden Flüssigkeit kommt. Soll die Prüfung 

 bei bestimmter Temperatur vorgenommen werden, so setzt man auf die Platte T den 

 viereckigen Messingkasten G. Durch diesen Kasten, welcher außen mit Asbest ver- 

 kleidet ist, geht eine innen vergoldete, beiderseits durch Glasplatten und Überwurfs- 

 schrauben verschließbare Röhre zur Aufnahme der zu prüfenden Flüssigkeit. Der ab- 

 nehmbare Deckel trägt drei Rohrstutzen für ein Thermometer, ein einzusetzendes Rühr- 

 werk behufs gleichmäßiger Durchmischung der Heizflüssigkeit und ein an der Polari- 

 sationsröhre angebrachtes Ansatzrohr. Auf den darunter befindlichen verstellbaren Tisch 

 kommt die Heizflamme zu stehen. Der Analysator kann nebst dem Teilkreis E und 

 dem Fernrohr F durch den Hebel (/ gedreht werden, wodurch die grobe Einstellung 



') Das von Franz Schmidt & Haensch gebaute Instrument mit dreiteiligem Polari- 

 sator kostet für Beobachtungsröhren von 220 mm größter Länge 632'50M., für solche 

 bis zu 440 ww Länge 718"75 M., mit zweiteiligem Polarisator je 100 M. weniger, der 

 Erhitzungsapparat samt Thermometer bis 100" für erstes 5550 M., für letzteres 86"50 M. 



