Optische Untersuchuugsmethodeii. ß03 



erfolgt: die feine Einstellung geschieht nach Anziehen der Klemme K durch eine gegen 

 diese gerichtete Mikrometerschrauhe. 



Zur Beleuchtung dient die Landolfache Xatriumlampe L, ein Muenckeiicher Brenner 

 mit Schornstein; in diesen sind vier Kerben eingeschnitten, welche zwei Xickeldrähte 

 tragen, um die mit Kochsalz getränktes Nickeldrahtnetz gewickelt ist (S. 568), oder 

 drei Kerben, welche einen großen, ovalen, mit Kochsalz gefüllten Platinring tragen. 

 Über dem Ganzen befindet sich ein viereckiger Kasten aus Eisenblech mit einer Öffnung 

 an der Vorderseite, vor der sich ein mit drei verschieden weiten Löchern versehener 

 Messingschieber bewegen läßt. 



Saccharimeter. Diese Instrumente i), Avelche für gewöhnliches Licht 

 eingerichtet sind, dienen ausschließlich zur Bestimmung- des Zuckergehaltes 

 von Lösungen, wozu selbstverständhch die vorhin beschriebeneu Polarimeter 

 ebensogut verwendet werden können. Auch auf diesem Gebiete haben 

 heute die Halbschattenapparate die älteren mit Soleilschev Doppelplatte 

 ausgerüsteten ..Farbenapparate" fast völlig verdrängt. 



Die Anordnung der einzelnen Teile ist die übhche. wie es der al)ge- 

 bildete, von der Firma Franz Schmidt A: Haensch gebaute^ Apparat (Fig.55;>) 

 zeigt. Um den Halbschatten zu erzeugen, dient als Polarisator ein langes, 

 aus zwei Prismen nach Jellett (S. 597) zusammengesetztes Zwillingsnicol, 

 dessen durch Vereinigung beider Hälften entstehende Fuge in der Mitte 

 des Gesichtsfeldes als feiner Streif erscheint. Ebensogut läßt sich der zwei- 

 teihge Polarisator von /v/^^^ir/? verwenden; für Instrumente mit dreiteihgem 

 Gesichtsfelde kommt ausschließlich der dreiteilige Polarisator des letzteren 

 in Betracht. 



Während l)ei den gewöhnlichen Halbschattenpolarimetern die Drehung 

 der Polarisationsebene durch Nachdrehen des Analysators bestimmt wird, 

 ist bei den Saccharimetern die Einrichtung so getroffen, daß beide Xicols 

 mit parallel gerichteten Schwingungsebenen feststehen und die Drehung 

 der Zuckerlösung mit Hilfe einer Quarzplatte von veränderlicher Dicke 

 gemessen wird, deren Drehung derjenigen der aktiven Flüssigkeit gerade 

 entgegengesetzt ist und sie aufhebt. Es ist dies die 1848 von N. Soleil 

 konstruierte Quarzkeilkompensation (Botationskompensator), Avelche von der 

 bekannten Tatsache ausgeht, daß der Bergkristall in einer rechts- und einer 

 linksdrehenden Form vorkommt (welche oft schon äußerhch durch die Lage 

 bestimmter Kombinationsflächen erkennbar ist). Sein Drehvermögen ist ziem- 

 lich stark, insofern eine 1 mm dicke Platte bei 20" die Polarisationseliene des 

 Natriumlichts um + 21-12^ dreht, und wächst außerdem mit der Dicke der 

 Platte. Durch Aneinanderfügen entgegengesetzt drehender Platten läßt sich 

 also die Wirkung, welche sie auf den polarisierten Lichtstrahl ausüben, je 

 nach ihrer Dicke teilweise oder tjanz aufheben. Andrerseits kann man auch 



^) über Saccharimeter vgl. außer den früher bei den Halbschattenpolarimetern 

 angeführten Werken noch: ii". F;v7/(////(/, Anleitung zur Untersuchung der für die Zucker- 

 industrie in Betracht kommenden Rohmaterialien, I'rodukte, Nebenprodukte und Hilfs- 

 substanzen. 6. Aufl. (Braunschweig 1903. P>iedr. Vieweg & Sohn.) S. 17—54. 



