an'y 



J. liiehriiijror. 



dal" lUMiii Teilo der Haiiptskaln auf ihm in zehn Teih' geteilt >-in(l. jeder 

 Teil des Nonius also um ein Zehntel kleiner ist als ein Teil der Skala. 

 Steht ilas Saccharimeter auf Halhsehatten. so fällt der Nnlli)unkt des 

 Nonius mit dem Nullpunkt der Skala zusammen. Sollte dies nicht der 

 Fall sein, so ist der Nonius zu verschieben, l)is dies eintritt, indem man 



Fig. 554. 



Halbiichattensaccbarimeter mit Lippirhschom Polarisator und einfacher Quarz- 

 keilkompensation in einer Sclnitzkappe von Franz Schmidt & Haensch. 



Die P^inrichtung des Instruments ist im allgemeinen die nämliche, wie in Fig. 553. 

 Das mit einer Lösung von doppeltchromsaurem Kalium gefüllte abschraubbare Licht- 

 filter liegt bei ?, die Triebschraube für die Keilkompensation bei T. 



Die Beleuchtung geschieht wie oben, oder bei dem abgel)ildeten Apparate mit- 

 telst eines in V befindlichen elektrischen Glühlämpchens für 6 Volt Spannung, das 

 entweder an die Stromleitung unter Anwendung des entsprechenden Vorschaltwider- 

 stands oder an drei Akkumulatoren A angeschlossen wird. S (auf der rechten Seite 

 der Figur) ist ein Stromschlüssel. Der Spiegel .S' über der Glühlampe und die Linse h 

 dienen zur Beleuchtung der in O befindlichen Skala, welche mit der Lupe L abgelesen 

 wird. ') 



') Der Apparat mit neuer Ablesevorrichtung in Mahagonikasten kostet für 200 nun 

 lange Polarisationsröhren 475 M.. für 400 mm lange Röhren 525 M., für 600 wm lange 

 Röhren 600 M.. auf einem Bockstativ montiert .öO M. mehr, ohne Schutzkappe je 

 .36 M. weniger. Dem Instrumente werden die gleichen Polarisatiousröhren beigegeben 

 wie dem vorigen. Die Beleuchtungsglühlampe kostet mit Zubehör 75 M., die drei Akku- 

 mulatoren für 100 Brennstunden in gemeinsamem Holzkasten 70 M. 



