Optische Untersuchuntrsniethoden. GH 



g'elben Lösun<^en im violetten, von grünen Lösungen im roten, von blauen 

 Lösungen im orangegelben Teil des Spektrums usw. 



Gewöhnlich läßt man das weilie Licht erst durch das absorbierende 

 Mittel treten und zerlegt es dann in sein Spektrum. Man kann aber auch 

 zuerst das Spektrum des weißen Lichtes entwerfen und dieses nachher 

 durch das absorbierende Mittel lietrachten, d. h. seiner absorbierenden Wir- 

 kung unterwerfen. 



Spektroskope. Die Zerlegung des weißen Lichtes in seine farbigen 

 Bestandteile geschieht meist auf Grund ihrer verschiedenen Brechbarkeit 

 beim Durchgang durch ein Prisma (Refraktionsspektrum); dabei werden 

 aber, abgesehen von der durch Absorption im Glas hervorgerufenen Schwä- 

 chung, die einzelnen Teile des Spektrums nicht gleichmäßig entwickelt, in- 

 sofern die langwelligen Strahlen gegen das Rot weniger auseinander ge- 

 zogen sind, als die kurzwelligen gegen das Violett hin. ^'on diesem Übelstand 

 frei sind die Gitterspektren, diejenigen Spektren, welche durch Beugung 

 an einem Gitter entstehen, d. h. einer mit feinen parallelen Streifen ver- 

 sehenen Glasplatte oder polierten Metallplatte, da sie nur von dem Unter- 

 schied in den ^Yelleulängen der einzelnen Lichtstrahlen abhängig sind. 



Die Prismenspektroskope, welche hier ausschüeßUch in Betracht 

 kommen, weichen in ihrer Bauart, je nach dem Zwecke, dem sie dienen, sehr 

 voneinander ab. Die von G. Kirclihoff und R. Bunsen herrührende gebräuch- 

 lichste Form ist die folgende (Fig. 588): Das von einer weißen Lichtquelle 

 kommende Licht tritt in ein unbeweglich auf dem Gestell befestigtes Rohi- 



Fig. 558. 

 Einfaches Spektroskop nach Kirchhoff und Bunsen. 



Einfaches Spektroskop nach Kirchhoff und Bunsen. 



Das Spektroskop trägt auf einem Stativ ein gleichseitiges Flintglasprisma, rechts 

 davon das Spaltrohr (Kollimator), dessen Spalt durch eine Triebschraube verengert 

 oder erweitert werden kann, links das Keplcrschc Fernrohr, das zwischen zwei kleinen 

 Anschlagschrauben nach rechts oder links gedreht werden kann, und das nach hinten 

 gerichtete Skalenrohr: durch eine übergestülpte Kapsel aus Pappe, welche drei Öffnungen 

 gegen die drei Rohre besitzt, wird das rrisma vor falschem Licht und Staub geschützt.') 



') Preis des von der Firma P'ranz Schmidt & Haensch angefertigten Instrumentes 

 samt Zubehör 176-50 M. 



39* 



