{\\-2 J. Bit'lni nircr. 



das Spaltrohr oiler den Kollimator. Lot/toror ist iioiioii die Flaininc zu durch 

 einen feinen lotreeliten Spalt') iiesehlossen. welcher vermittelst einer Mikro- 

 meterschrauhe der I»reite nach verstellbar ist. Je schmäler dei' Spalt iiemacht 

 wird, um so schärfer und reiner \Yir(l das Spektrum, weil sich dann die 

 einzelnen Strahlenhündel nicht in dem Maße überdecken, zui>leich aber auch 

 lichtschwächer: es muii daher die Weite des Spaltes der Lichtiiuelle ent- 

 sprechend gewählt werden. Am entiieti:ensiesetzten Ende träfet das S])altrohr 

 eine achromatische Sammellinse (( )bjektiv), in deren Brennpunkt der Spalt 

 liegt. Die durch diesen eintretenden Lichtstrahlen werden also durch die 

 Sammellinse parallel gemacht, so daß sie sich verhalten, wie wenn sie von 

 einem in unendlicher P^ntfernung- liegenden Spalt kämen. Sie fallen parallel 

 auf die ( )l)erfläche eines Flintglasprismas, dessen brechende Flächen einen 

 großen Winkel (GO") miteinander bilden.-) In diesem werden sie je nach 

 ihrer Wellenlänge verschieden stark gebrochen und in eine Keihe einfar- 

 biger Strahlenbündel zerlegt (zerstreut), welche bei Austritt aus dem Prisma 

 nochmals gebrochen werden. Diese verschieden gerichteten und verschieden 

 gefärbten Strahlenbündel gelangen dann in das auf unendlich eingestellte 

 astronomische ( AVp/ersche ) Fernrohr, dessen Objektiv in seinem Brenn- 

 punkt jedes einzelne Bündel zu einem Bilde des Spaltes vereinigt. Indem 

 sich diese so entstehenden, unzähligen Spaltbilder in ununterbrochener Ileihe 

 aneinander legen, entsteht ein kontinuierliches Spektrum, welches durch das 

 als Lupe dienende Okular des Fernrohres betrachtet wird. Das Fernrohr 

 ist in wagrechter Richtung um die Achse des Instrumentes drehbar, wo- 

 durch bei großer Ausdehnung des Spektrums eine Einstellung auf die ver- 

 schiedenen Stellen des letzteren ermöglicht wird. 



Um die Lage der einzelnen Teile des Spektrums bestimmen und 

 wiederfinden zu können, ist noch ein drittes, dem Kollimator ähnliches Rohr 

 vorhanden, welches wie das Fernrohr um die lotrechte Achse des Instruments 

 gedreht werden kann. 3) Dieses ..Skalenrohr" trägt an seinem äußeren Ende 

 statt des Spaltes eine kleine wagrechte, willkürhche Skala, das etwa lömal 

 verkleinerte, photographische Negativbild einer Millimeterskala, dessen Striche 

 und Ziffern demnach weiß auf schwarzem (rrunde erscheinen. Es wird durch 

 eine vorgesetzte Lampen- oder Kerzenflamme erleuchtet, und zwar nicht 

 stärker, als eben nötig ist. Am anderen Ende hat dieses Skalenrohr eine 

 achromatische Sammellinse (Objektiv), in deren Brennpunkt die Skala liegt, 

 so daß die von letzterer ausgehenden Strahlen durch die Linse parallel 



') Vom Spalte müssen etwa anhängende Staiil)teilchen mittelst eines Pinsels ab- 

 gewischt werden, weil sie, wenn jener sehr eng ist, dunkle wagrechte (^uerlinien im 

 Spektrum hervorrufen können. 



2) Statt eines Flintglasprismas werden, um stärkere Farbenzerstreuung und dem- 

 gemäß ein weiter auseinander gezogenes Spektrum zu erzielen, deren zwei und 

 mehr angewendet, auch das von Rutherford konstruierte Compoundprisma, welches 

 aus einem sehr stark dispergierenden Flintglasprisma besteht, dem beiderseits je ein 

 kleines Kronglasprisma angekittet ist. 



') Bei kleineren Instrumenten sind oft schon die drei Rohre in der richtigen 

 Lage und Auszugslänge fest mit dem Fuße verbunden. 



