Optische Untersucluingsmethoden. 



613 



o-emacht werden. Das Skalenrohr wird so gestellt, daß die aus ihm tretenden 

 parallelen Strahlen von der Fläche des Prismas, welche dem Fernrohr 

 zugekehrt ist. auf die Linse des letzteren reflektiert und von dieser, ^^^e 

 das Spektrum, im Brennpunkte zu einem scharfen Bild vereinigt werden. 

 Man sieht also durchs Okular gleichzeitig Spektrum und Skala, so daß 

 jede Stelle des ersteren durch ihre Lage zu einem Teilstrich der letzteren 

 bezeichnet werden kann. M 



=^li 



Großes Spektroskop nach Kirchhoff und Bunseii. 



Die äußere Anordnung der drei Rohre ist dieselbe wie in Fig. 558. Das Prisma, häufig 

 ein Butherfordsches Compoundprisma, liegt in einer innen gesch-wärzten Messingkapsel. 

 Spaltrohr, Fernrohr und Skalenrohr sind lichtdicht an die Kapsel angeschlossen. Das 

 Femrohr kann mittelst der Mikrometerschraube ?« seitlich bewegt werden, nachdem 

 man die Klemme K fest angezogen hat. Man ist so imstande, jeden einzelnen Punkt 

 des Spektrums in die Mitte des Fadenkreuzes im Fernrohr zu bringen, und durch Drehen 

 der Mikrometerschraube, deren Trommel mit einer Teilung versehen ist, den Abstand 

 zweier Punkte des Spektrums zu messen. Diese Art der Ablesung empfiehlt sich für 

 die großen Apparate, wo die gespiegelte Skala keine genügend scharfen Ergebnisse 

 liefert. Das nach hinten stehende Skalenrohr enthält eine Skala zur schnellen, unge- 

 fähren Orientierung. Die Skala wird auf "Wunsch zur unmittelbaren Ablesting von 

 Wellenlängen („Wellenlängenskala'') eingerichtet.-) 



Alle Teile des Instruments sind im Innern geschwärzt, um etwa ein- 

 dringendes falsches Licht zu absorbieren. Das Prisma ist aus demselben 

 Grunde mit einer geschwärzten Kappe bedeckt, welche di-ei Öffnungen für 

 die drei Rohi'e hat. 



1) Bei manchen Instrumenten fohlt das Skalenrohr. Dann befindet sich im Okular 

 des Fernrohrs ein Fadenkreuz, welches mit den einzelnen Stellen des Spektrums durch 

 Drehen des Fernrohrs zur Deckung gebracht wird. Die jeweilige Stellung des letzteren 

 kann an einem Teilkreis oder einer geteilten Miki-ometerschraiibe abgelesen werden, welche 

 z. B. Fig. 559 zeigt. 



^) Preis mit Zubehör bei derselben Firma 365 M. 



