t)14 



J. Biohringcr. 



l)ie Justierunsi dos Apparates, bei (Umii oiii Duiikol/ininicr nicht nötiii' 

 ist. hat iiH'istens in folii:endei" Weise zu geschehen. Man stellt zuerst das 

 Fernrohr auf unendlich, d. h. auf ein fernes Objekt ein, indem man es aus 

 der Fassung nimmt, das Okular gei;ebenenfalls so stellt, dali man das 

 Fadenkreuz trenau sieht, dann das Fernrohr auf einen fernen, f,'ut vom 



Spektroskop mit Verglcichsprisma, zur Untersuch img eines Al)sorptionsspcktruins 

 hergerichtet. 



Das Prisma ist mit einer Schutzkappe C aus Messingblech bedeckt, welche gegen 

 die di-ei Rohre entsprechende Öffnungen hat. Das Spaltrohr K und das Skalenrohr S 

 sind lichtdicht in einer der Messingkappe äußerlich anliegenden Wand befestigt; das 

 Fernrohr (links) ist außerdem mittelst der Triebschraube 7' seitlich verschiebbar. Am Spalt 

 des Kollimators liegt, ihn teilweise verdeckend, ein Reflexionsprisma (.,Vergleichsprisma"j. 



Etwas seitlich vor dem Spalt steht auf einem vorschiobliaren Gestell A der Trog 

 mit der flüssigkeit, deren Absorptionsspektrum beobachtet werden soll. In gerader 

 Linie vor dem Spalt kommt die weißes Licht liefernde Lampe zu stehen. Ein Teil der 

 von ihr ausgesandten Strählen tritt direkt durch den oberen freien Teil des Spalts in 

 den Kollimator: ein anderer Teil geht erst durch die absorbierende Flüssigkeit und 

 wird dann durch den kleinen . seitlich am Spalt angebrachten drehbaren Spiegel aufs 

 Vergleichsprisma und von diesem in den Spalt geworfen. Die beiden Strahlenbündel 

 gehen untereinander durchs Spaltrohr zum Prisma, werden in verschiedenen Teilen des 

 letzteren gebrochen und zerstreut und liefern somit zwei Spektren übereinander. 



Durch die Beobacbtungslampe wird zugleich mittelst des Spiegels B die Skala 

 des Skalenrohrs beleuchtet. M 



Hinter^rrund sich abhebenden Gegenstand, einen Baum, Blitzableiter. Kirch- 

 turmknopf u.dgl.. richtet und das Okular samt dem Fadenkreuz gegen 

 das Objektiv verschiebt, bis der (Gegenstand scharf sichtbar ist.-) Man 



') Preis des Instruments (von Franz Schmidt & Haensch) 217-50 M (mit allem 

 Zubehör). 



*) Bei stärkerer Vergrößerung nehme man die Einstellung nicht durch das ver- 

 zerrend wirkende Fensterglas vor. 



