Optische Untersuchungsmethoden. 615 



merkt sich diese Stellung- am besten auf dem Rohre an. Dann setzt man es 

 wieder an seinen (Jrt und nimmt das Prisma we^:. Man entzündet vor dem 

 mäßig" geöffneten Spalt des Kollimators eine Flamme, dreht das Fernrohr, 

 bis es dem Kollimator genau gegenübersteht, zieht den letzteren so weit 

 aus, daß man den Spalt im Fernrohr scharf begrenzt sieht und neigt ihn 

 etwas mit Hilfe unten am Träger angebrachter Schrauben, bis ein quer 

 über die Mitte des Spaltes gezogener, feiner Faden in der Mitte des Gesichts- 

 feldes hegt, gegebenenfalls mit der ]\Iitte des Fadenkreuzes zusammenfällt. 

 Nun bringt man das Prisma wieder an seine Stelle, befestigt es und bedeckt 

 es, um fremdes Licht abzuhalten, mit der oben erwähnten Kappe. Dann 

 verschiebt man das Fernrohr, bis das Spektrum deuthch zu sehen ist. Um 

 endhch auch das Bild der Skala ins Fernrohr zu bekommen, stellt man 

 nicht zu nahe hinter das Skalenrohr eine kleine Beleuchtungsflamme, dreht 

 das letztere zur Seite und reguliert die Flamme so, daß ihr Bild von der 

 dem Fernrohr zugekehrten Prismenfläche in dieses reflektiert wird. Dann 

 dreht man das Skalenrohr wieder zwischen Lampe und Prisma und ver- 

 schiebt den die Skala enthaltenden Teil, bis die letztere scharf im Fernrohr 

 zu sehen ist. Durch Heben oder Senken des Skalenrohrs mittelst einer 

 unterhalb am Träger angebrachten Schraube stellt man dann die Skala 

 in die Mitte des Gesichtsfeldes ein und bringt sie, indem man den die Skala 

 enthaltenden Teil des Skalenrohrs um seine Achse dreht, in eine wagrechte 

 Lage.i) 



Die meisten Spektroskope sind gleich dem von Bimsen und Kirchhoff 

 benutzten so eingerichtet, daß die Natriumlinie, d. h. die Linie einer Koch- 

 salzflamme oder die Linie D des Soimenspektrums, auf den Teilstrich 50 

 fällt. Bei andern Apparaten liegt dieser Punkt beim Teilstrich 100 oder 

 auch 0. 



Apparate, welche mit den entsprechenden \'orrichtungen ausgestattet 

 sind, die Ablenkungswinkel der einzelnen Strahlen durch das Prisma zu 

 messen, sind die schon früher genannten (S. 570) Spektrometer; sie dienen 

 daher auch zur Bestimmung der Brechungskoeffizienten. 



Will man die Spektren zweier Stoffe vergleichen, z. B. darauf, ob die 

 Linien, die sie zeigen, miteinander zusammenfallen, so hat man erst das 

 eine, dann das andere Spektrum zu erzeugen, und mit Hilfe der Skala oder 

 auf spektrometrischem Wege auszumessen. Viel einfacher und genauer 

 geschieht dies nach Bunsm und Kirchhnff dadurch, daß man beide Spektren 

 gleichzeitig beobachtet. Man bedeckt zu dem ZAvecke den senkrechten 

 Spalt des Spektralapparates zum Teil, etwa in der unteren Hälfte, durch ein 



') Boi dem abgebildeten Apparate der Firma Franz Schmidt & Haensch kann 

 und darf das Fernrohr nicht abgenommen werden; die Einstellung auf unendlich ist 

 hier bereits unter Benutzung geeigneter Hilfsmittel ausgeführt. Das Kollimatorrohr ist 

 bei gänzlich hineingeschobenem Spalt genau auf unendlich eingestellt. Die Einstellung 

 der anderen Rohre (Skalen- und Fernrohr) geschieht so, daß sowohl die Linien des 

 Spektrums, etwa die zur Eichung benutzte D-Linie (Xatriumlinie). als auch die Skala 

 gleichzeitig scharf hervortreten. 



