Optische rnteisuchungsmethodcu. 617 



keilförmiges. reclitAvinkiiges rilasprisnia. ein sogenanntes \'ergleichsprisma 

 (Fig. 560). Dieses Prisma wird das Licht, das von einer direkt vor dem Spalt 

 stehenden Lichtquelle ausgeht, durch Spiegelung seitlich ablenken, so daß 

 letztere nur durch die obere unbedeckte Hälfte des Spalts Licht ins Spaltrohr 

 senden kann. Stellt man eine zweite Licht(iuelle seitlich vom Spalt auf. 

 so werden bei richtiger Lage dieser letzteren diejenigen Strahlen, die auf 

 die ihr zugekehrte Kathetenfläche des Vergleichsprismas fallen, durch sie 

 hindurchgehen, aber an der Hypotenusenfläche total reflektiert und durch 

 den Spalt in den Kollimator geworfen werden, i) Man sieht dann im Fern- 

 rohr die Spektren beider Flammen übereinander, und zwar das Spektrum 

 der seitlich stehenden Lichtquelle oberhalb der andern, weil das Keplen^che 

 Fernrohr ein umgekehrtes Bild des Gegenstandes gibt. Soll nur ein Spektrum 

 erzeugt werden, so dreht man das Reflexionsprisma einfach zur Seite, wo- 

 durch der Spalt freigelegt wird. 



Auch zur Yergieichung eines Absorptionsspektrums mit dem unver- 

 änderten Spektrum kann der Apparat benutzt werden, indem man vor den 

 Spalt eine Lichtquelle bringt, den Spiegel so stellt, daß er das Licht der 

 letzteren aufs Vergleichsprisma wirft, und gerade vor den Spalt des Spektro- 

 skopes die in einem kleinen Gefäße. Reagenzrohr u. dgl. befindliche ab- 

 sorbierende Flüssigkeit stellt. Das durch den unbedeckten Teil des Spaltes 

 gehende Lichtbündel erzeugt das Absorptionsspektrum, das durch Spiegel 

 und Vergleichsprisma eintretende Lichtbündel das normale Spektrum olier- 

 oder unterhalb, je nach der Lage des Vergleichsprismas auf dem Spalte. 



Spektroskope mit gerader Durchsicht. Bei den bisher betrach- 

 teten Spektroskopen bilden infolge der durchs Prisma hervorgerufenen 

 Ablenkung Spalt- und Fernrohr einen Winkel miteinander; die Visierhnie 

 ist mithin gebrochen. Sie haben daher den Nachteil, etwas unhandlich zu 

 sein und eine zeitraubende Einstellung zu erfordern; außerdem büßen die 

 Spektren durch die A'ergrößerung vermittelst des Fernrohrokulars an Licht- 

 stärke ein. Diese I^nbe(iuemlichkeiten vermeiden die Spektroskope mit 

 gerader Durchsicht. Sie enthalten anstatt eines einzigen Prismas eine 

 passend zusammengesetzte Kombination von 3 bis 5, abwechselnd aus Flint- 

 und Kronglas bestehenden Prismen, einen ..^micischen Prismensatz", welcher 

 eine Zerlegung des weißen Lichts ohne Ablenkung bewirkt und so eine 

 gerade Visierlinie ermöglicht. In ihrer einfachsten Form, als ..Taschenspek- 

 troskop-, können sie allerdings bloß zur Betrachtung des Spektrums einer 

 Licht(|uelle verwandt werden. Das Broivning^che Taschenspektroskop z. B. 

 (Fig. 561) besteht aus einem weiteren, mit unbeweglichem oder beweghchem 

 ,Spalt versehenen Spaltrohr, worin ein zweites engeres Rohr in einer Führung 

 verschoben Averden kann. Die vom Spalte kommenden Strahlen gehen durch 

 eine achromatische Sammellinse mit kurzer Brennweite und werden durch 

 den dahinter liegenden Amicischen Prismensatz zu einem lichtstarken 

 Spektrum ausgebreitet, das man durch eine Öffnung am Ende des Rohrs 



') Vgl. dazu den ähnlichen Weg des Strahls 1 und 2 in Fig. 563. 



