Optische Untersuchungsmethoden. 619 



Scheibe vor die Okularöffmmg i>ebracht werden : man wählt sieh diejenio'e 

 aus, bei welcher Spalt und Skala zugleich deutlich zu sehen sind. 



Iveduktion der Skalen teile auf Wellenlängen. Die Zahlen, welche 

 man bei der Messung der einzelnen Teile eines Spektrums an der Skala 

 des Spektroskops abliest, gelten bloß für das betreffende Instrument oder 

 vielmehr sein Prisma. Um vergleichbare, davon unabhängige Werte zu er- 

 langen, bezieht man sie am einfachsten auf die Wellenlängen der einzelnen 

 Lichtstrahlen, welche in Milliontel Millimetern (u.a) ausgedrückt werden. Man 

 eicht zunächst die Skala mit Hilfe einer Anzahl von Linien von bekannter 

 Wellenlänge \ indem man ihre Lage auf der Skala genau ermittelt und 

 daraus eine Kurve konstruiert, aus welcher man dann die einem bestimmten 

 Skalenteil entsprechende Wellenlänge durch Interpolation erhält. Dazu lassen 

 sich die Fraunhof ersehen Linien des Sonnenspektrums verwenden oder 

 die von gewissen glühenden Metalldämpfen (Metallsaken) ausgesandten 

 Lichtstrahlen, welche nach ihrer Zerlegung durch ein Prisma ein durch 

 scharf bestimmte, farbige Linien ausgezeichnetes Emissionsspektrum liefern. 

 Man bringt die an die geschlossene Öse eines Platindrahts angeschmokenen 

 Salze an den Saum der Flamme des Bunsenbrenners, und zwar ziemlich 

 weit unterhalb des Spaltes, so daß die glühende, feste Masse kein konti- 

 nuierliches Spektrum erzeugt. Für lichtschwache Linien ist der Spalt weiter 

 zu machen. Wird das Spektrum eines Stoffes bei längerer Erhitzung 

 schwächer, indem schwer flüchtige Oxyde entstehen, so feuchtet man die 

 Perle mit etwas Salzsäure an. Auch die P)unsenflamme an sich gibt eine 

 Anzahl schwacher grüner, blauer, violetter Linien, von denen man sich die 

 stärksten zuvor anmerken muß; sie treten am meisten im unteren Teile 

 der Flamme hervor. Die Xatriumlinie wird, da der Staub kochsalzhaltig 

 ist, fast immer zu sehen sein. Werden Gase, wie Wasserstoff, Helium, beim 

 Eichen der Skala herangezogen, so verwendet man die käuflichen, mit dem 

 verdünnten Gase gefüllten Geißlerschen (Plnckersdien) Röhren, am besten 

 die H-förmigen 1), und läßt den elektrischen Funken eines Induktoriums 

 durch sie hindurchschlagen, wobei sie in dem ihnen eigentümlichen Lichte 

 erglühen. 



Die zum Eichen einer Spektroskopskala nötigen Daten finden sich 

 in den folgenden Tabellen verzeichnet. Man benutzt entweder die in der 

 ersten Tabelle angegebenen FraunJwf ersehen Linien des Sonnenspektrums oder 

 die in der zweiten Tabelle aufgeführten charakteristischen Linien einer An- 

 zahl von Salzen in Verbindung mit den Linien des Wasserstoffspektrums, 

 oder endlich das Spektrum des HeUums allein, das eine genügende Zahl 

 ' ausnehmend klarer und scharfer, über das ganze sichtbare Gebiet sich ver- 

 teilender Linien enthält. In der Tabelle der Heliumlinien ist zugleich ihre 

 relative Stärke durch Vergleichszahlen gekennzeichnet. 



') S. die Abb. Q in Fig. 541. 



