(;--_) .1. Hit' li rill .:(M-. 



l)a (lio zu untersuchende Flüssigkeit in ein (Hasiiefäß eing-efüllt 

 wiTtit'n niul'i. so wird ein Lichtverlust durch lleflexion an den Glaswänden 

 entstehen, worunter die Schärfe des Krizebnisses leidet. Um dieses zu 

 vermeiden, untersucht man zwei verschieden dicke Schichten der Flüssijikeit. 

 Man verwendet einen kleinen Glastroji' mit planparallelen ^Vänden, dessen 

 innere Weite zu 1 1 mm ijewählt wird. In diesen Troi;- brinnt man ein 

 massives Parallelepiped aus Flintizlas, das eine Dicke von 10 mm und 

 eini' eben geschliffene, obere Fläche besitzt, den ..Schtdzsvhen Körper", und 

 füllt dann die zu untersuchende Fliissii>keit ein. Hat der Tro^- eine Weite 

 von Wvim. der ScJudz^die Körper eine Dicke von 10 mm, so wird das 

 einfallende Licht im unteren Teile der /eile eine Hüssigkeitsschicht von 

 1 nnii. im oberen eine solche von 11 mm durchstrahlen, so dal) also die 

 bei der früher gef»:ebenen Alileitunji- der Formel des Kxtinktionskoeffizienten 

 vorausgesetzte Schichtdicke der zu untei'suchenden Flüssiiikeit von 1 cm 

 vorhanden ist (S. 6Ij5). 



Die Spektrophotometer zerfallen je nach der Art, wie diese Messunj^- 

 der Lichtschwächun;^' erfobt, in zwei Gruppen, den Fkror^/^schen Spektral- 

 apparat mit Dopjielspalt auf der einen Seite, und die Apparate, welche 

 die Lichtschwächuni»- mit Hilfe der bekannten P^igenschaften des polarisierten 

 Lichtstrahls ermitteln, auf der anderen Seite. 



L Die Doppelspjiltmethode von K. Vierordt. Vierordt ersetzt 

 den gewöhnlichen Spalt des Spektralapparates durch einen ..Doppelspalt". 

 Die eine Backe ist fest, die andere Backe in zwei Hälften, in eine obere 

 und untere, zerschnitten, von welchen jede für sich mittelst einer mit 

 geteilter Trommel versehenen Mikrometerschraube in genau zu messender 

 Weise verstellt werden kann. Da die Helligkeit eines Spektrums unter 

 sonst gleichen ^'erhältnissen proportional der Breite des Spaltes ist, so 

 wii'd man, wenn man beide Hälften des Spaltes gleich weit macht, im 

 Fernrohr des Spektroskops zwei obereinander liegende, gleich helle Spektren 

 der Licht(|uelle erhalten. Verengert man die eine, z. B. die obere Spalt- 

 hälfte vermittelst der Mikrometerschraube, so wird, weil das Fernrohr ein 

 Keplersche^ ist, das untere Spektrum lichtschwächer erscheinen. Die 

 Intensitäten beider Spektren verhalten sich dann wie die Spaltbreiten. 



Diesem Verfahren muli der Einwand gemacht werden , daß durch 

 Änderung der Spaltbreite nicht blol» die Lichtstärke, sondern auch die 

 Iteinheit der einzelnen Teile des Spektrums leidet, weil sich bei breiterem 

 Spalt die einzelnen Farbenbezirke mehr übereinander lagern, als bei engerem 

 Spalt. Korrespondierende Teile beider Spektren zeigen infolgedessen einen 

 etwas verschiedenen Farbenton, welcher einen, wenn auch häufig nur ge- 

 ringen Fehler bei der Messung im Gefolge hat. Der letztere läßt sich 

 heben, wenn man nach //. Krüß auch die linke Spaltbacke in zwei Hälften 

 teilt, so daß eine bilaterale Verschiebung jedes gegenüber liegenden 

 Schneidenpaares und damit die \'erbreiterung der betreffenden Spalthälfte 

 durch Drehen einer und derselben Mikrometerschraube symmetrisch zur 

 Mittellinie stattfindet. 



