Optische Untersuchungsmethodeu. 6^^3 



Man stellt ziiniu'hst beide Hälften des Spaltes auf gleiche Helligkeit 

 ein. Als Lichtquelle benutzt man dabei eine kleine Auerlanipe, setzt auf 

 sie einen undurchsichtigen Zylinder mit kleiner Lichtöffnung und macht 

 die austretenden Strahlen durch eine Sammellinse parallel. Dann setzt man 

 vor den Spalt den in der oben geschilderten Weise beschickten Trog mit 

 der zu prüfenden Flüssigkeit derart, daß die Oberfläche des Schulz?,c]\en 

 Würfels in einer Horizontalebene mit der Trennungslinie beider Spalt- 

 hälften hegt, und beleuchtet den Trog durch die Lampe. Das Licht der letzteren 

 wird l)eim Durchtritt durch den oberen Teil des Troges in seiner Intensität 

 stärker geschwächt werden und demgemälj ein lichtschwächeres Spektrum 

 erzeugen als das Licht, das durch den unteren Teil des Troges geht, wo 

 der Glaskörper hegt, und daher eine um 1 cm kürzere Flüssigkeitsschicht 

 durchläuft.!) Um gleiche Helligkeit der beiden übereinander stehenden 

 Spektren für einen bestimmten Bezirk des Spektrums herzustellen, muß 

 der untere Spalt verengert werden. Man wählt für die l^ntersuchung einen 

 schmalen Bereich des Spektrums von möglichst gleichmäßiger HeUigkeit 

 aus; bei Apparaten mit symmetrisch beweglichen Spaltbacken genügt es. 

 einenAbsorptionsbereichzunehmen^), worin die Helligkeit vom Dunkelheits- 

 maximum symmetrisch und langsam nach beiden Seiten hin abfällt. Ferner 

 blendet man den rechts und hnks von dieser Stelle gelegenen Teil des 

 Spektrums, der bei der Messung sehr stören würde, durch einen im Okular- 

 teile des Fernrohres eingesetzten .. Fierorc^^schen Okularspalt", einen un- 

 durchsichtigen Schieber mit Schlitz oder besser zwei seithche, bewegliche 

 Schieber, ab. 



Das N'erhältnis beider Spaltbreiten gibt ein ^L^ß für die lichtschwä- 

 chende Kraft der Lösung in der betreffenden Spektralfarbe. Sind z. B. die 

 Trommeln der Mikrometerschrauben für das obere und untere Spaltbacken- 

 paar, deren Nullstellung mit der vöUigen ScUießung des Spaltes zusammen- 

 fallen muß, so eingerichtet, daß eine Lmidrehung der Schraube 100 Skalen- 

 teilen entspricht, hat man ferner die Weite des Spaltes zuerst so 



') Um den Unterschied in der Helligkeit lieider Spektren genau messen zu können, 

 müssen diese scharf voneinander abgegrenzt sein. Würde man den Schidzschen Körper 

 weglassen und den Trog, der dann natürlich nur 1 cm weit sein dürfte, mit der zu 

 prüfenden Flüssigkeit so füllen, daß ihr Spiegel sich genau in der Höhe der Trennungs- 

 liuie beider Spalte befände , so würden die beiden entstehenden Spektren durch die 

 Wirkung des Flüssigkeitsmeniskus nicht scharf genug voneinander abgesetzt sein. 



Noch schärfer, als durch den Schulzschen Körper, wird die Grenzlinie beider 

 Spektren, wenn man zwischen den Trog und Doppelspalt einen mit zwei planparallelen 

 Flächenpaaren versehenen Flintglaskörper, den beim /////«ersehen Spektralphotometer 

 -eingehender zu besprechenden Hiifner-Albrechtscheü Rhombus, einschaltet, welcher so 

 orientiert wird, daß seine Kante an der Grenze beider Spalthälften liegt und die beiden, 

 die Spektren liefernden Lichtbündel in der Ebene des Spaltes sich berühren (vgl. S. 637 

 und Fig. 567). 



-j Bei diesen Messungen ist, wie auch bei den später zu beschreibenden Me- 

 thoden, bei denen immer nur ein bestimmter Streif des Spektrums zur Beobachtung 

 benutzt wird, die früher (S. 625) erwähnte Änderung der Absorptionsfähigkeit durch die 

 Temperatur ganz besonders zu berücksichtigen. 



