(;;;4 -^^ Rioliriiii:cr. 



iiouiihlt. ilali sie ironulo 10(» Skalciiteiloii ulcicli ist. iiiid iiuili mau nach 

 /wischenschalten dos Troircs mit der Flüssiiikcit die unten' Miivromcter- 

 schraubo anf Teilstrich 40 drohen, um in einem hestimmteu Toilo beider 

 Spektren irleiche IloUiirkeit /n erhalten, so lälU die absorbierende Lösung- 

 nur 40° <1p^ einiiedrunirenen Lichtes hindurch: die Lichtstärke des aus- 

 tretenden Lichtes J ist also — 0"4, wenn man. wie in den voran sj>ehenden 

 Krörternngen gefordert wurde, die Stärke des eintretenden Lichtes = 1 

 .setzt. Der negative Logarithmus dieser Zahl ist dann nach Oleichnng X 

 (S. ()29) der I-Atinktionskoeffizient z und der <^)uotient aus dem bekannten 

 Prozentgehalt der Lösung durch den Kxtinktionskoeffizieuten das Absorp- 

 tionsverhältnis A (siehe S. Hl'.O). 



r>ei dieser Messung ist der Lichtverlust durch die Iveflexion am SrJiuh- 

 schen Würfel und die Absorption des Lösungsmittels nicht berücksich- 

 tigt. ^Lln schaltet ihn aus, wenn man vorher das Absorptionsgefäll, mit 

 dem reinen Lösungsmittel gefüllt, vor den Spalt bringt, die Trommelteilung 

 der unteren Spalthälfte auf 100 (oder 200) stellt und dann die Weite des 

 oberen Spaltes ändert, bis beide Spektren gleiche Helligkeit besitzen. Die 

 betreffende Stellung des oberen Spaltes wird dann einfach gleich loo 

 (oder 200) gesetzt. Hierauf füllt man die absorbierende Lösung ein und 

 stellt durch Verengerung des unteren Spaltes auf gleiche Lichtstärke ein. 



Die Methode Vierordts ist, wie sich aus diesen Erörterungen ergibt, 

 sehr einfach und mit Hilfe jedes Spektralapparates ausführbar, wenn man 

 ihn mit dem Doppelspalt, womöglich in der AVi'^/yschen Form, und der 

 ( )kularblende versieht. 



Zur I^eobachtung nehme man, wie schon erwähnt, einen möglichst 

 schmalen Bereich des Spektrums, also eine möglichst geringe Breite des 

 ( )kularspaltes. Für sehr stark absorbierende Flüssigkeiten, bei deren Unter- 

 suchung die Unterschiede in der Breite beider Hälften des Spaltes groß 

 ausfallen würden, biingt Vierordt eines oder mehrere Hauchgläser, deren 

 lichtschwächende Kraft vorher für den betreffenden Spektralbezirk be- 

 stimmt ist. vor die freie Spalthälfte und vermindert erst dann die Breite 

 der letzteren. 



2. Die Polarisationsphotometer. Bei einer zweiten tiruppe von 

 Spektrofdiotometeru wird die Lichtscliwächung. welche eine farbige Lösung 

 in einzelnen Bezirken i\i^<. Spektrums erzengt, anf pol rinietrischem Wege 

 bestimmt. 



Die A'erwendung des .Vico/schen Prismas zur Messung von Licht- 

 stärken beruht auf folgenden Tatsachen. Dringt ein pohirisierter. also nur 

 in einer Ebene schwingender Lichtstrahl in ein solches Prima ein. so wird 

 er. wie dies schon früher (S. öBo) erläutert wurde, ungeschwächt hindurch- 

 gehen, wenn die im Prisma festgelegte Schwingungsebene derjenigen des 

 eintretenden Strahls parallel ist; er wird ausgelöscht werden, wenn seine 

 Schwingungsebene zu der im Prisma festgelegten senkrecht steht. In 

 irgend einer zwischen beiden liegenden Stellung des .Viro/schen Prismas 

 findet die Au.slö.schung mir teilweise statt. Bezeichnet man die Intensität 



