( iptiscLe Untersuchuiigsmethoden. 735 



des bei Parullelstellun^ der Sehwiiigungsebenen ins Prisiiui ein- und liin- 

 durchtretenden Lichts mit J„. die Intensität des Lichtes nach Drehung des 

 Prismas um einen Winkel x mit J, so ändert sich nach Zöllner die Inten- 

 sität proportional dem (^)uadrate des Cosinus vom Drelmngswinkel. Es 

 gilt also : 



J=: Jgcos-a, und wemi Jy = 1 gesetzt wird, 

 J = cos- a. 



Diese Spektrophotometer haben den Nachteil, dall infolge der Verluste, 

 welche durch die Polarisation der .Strahlen entstehen, die zu erhaltenden 

 Spektren geringere Helligkeit aufweisen. 



Das Spektrophotometer von P. Glan (1877) wird heute nicht mehr 

 benützt, sondern niir dasjenige von Hüfner und der zuerst von König an- 

 gegebene, von Martens und Grünbaum vervollkommnete Apparat. 



Das Spektrophotometer nach G. Hüfner. In diesem 1877 von 

 Hüfner beschriebenen, später etwas abgeänderten Apparat (Fig. 566 und 567 ) 

 wird nur das eine der zu vergleichenden Spektren, und zwar das Ver- 

 gleichsspektrum, durch polarisiertes, das andere, das Spektrum der absor- 

 bierenden Flüssigkeit, durch gewöhnliches Licht erzeugt. Dazu ist vor 

 dem Spalte des Kollimatorrohres eine besondere Vorrichtung angebracht. 

 Von dem in das Instrument aus einer Lichtquelle einfallenden Licht- 

 bündel geht nämlich die untere Hälfte r' (Fig. 567) durch ein kleines A'ico/sches 

 Prisma d, worin sie polarisiert wird, während die obere Hälfte r über das 

 Prisma wegläuft. Man erhält damit ein Lichtbündel, dessen oberer Teil 

 aus gewöhnlichem Licht, dessen unterer Teil aus polarisiertem, aber da- 

 durch stark geschwächtem Licht besteht. Diese ungleiche Heüigkeit mul) 

 aufgehoben werden, wenn man die zwei Lichtstrahlen zur Untersuchung der 

 Absorptionsfähigkeit einer farbigen Lösung verwenden wül. Es geschieht 

 dies dadurch, daß in den Weg des oberen, hellen Anteils ein beweglicher 

 Kompensationskeil e aus schwachem Piauchglase eingeschaltet ist, welcher 

 solange verschoben wird, bis der obigen Forderung genügt ist. Da selbst- 

 verständlich die einzelnen Farben des Spektrums durch das Piauchgias in 

 verschiedenem Grade verschluckt werden, so stellt man auf gleiche HeUig- 

 keit nur in dem Spektralbezirk ein, worin später die Absorption gemessen 

 werden soll, indem man mit Hilfe des im Fernrohr augebrachten Vierordt- 

 schen Okularschiebers (S. 6^M\) die übrigen Teile des Spektrums abblendet. 



Man bringt nun zwischen die Lichtquelle und das Spektrophotometer 

 den früher (S. 6o2) beschriebenen Glastrog a, a mit dem Schulz^Qh^M Körper h. 

 gefüllt mit der zu untersuchenden Lösung, in solcher Höhe an, dali der- 

 jenige Teil r' des Lichtbündels, welcher durch den unteren Teil mit dem 

 Schulz^ch^w Körper geht, durch das oben erwähnte, kleine A'ico/sche Prisma d 

 polarisiert wird, während der nur die Lösung c durchstrahlende Teil r des 

 Lichtbündels ü1)er das Prisma weg in den KoUiniator eindringt, also nicht 

 polarisiert wird. Die Dicke der Flüssigkeitsschicht, die er durchläuft, ist 

 nach den früheren Ausführungen um 1 cw größer als beim unteren Strahl. 



