iV.\6 



.1. Hielirimri 



Fig. 566. 

 Si)ektraIphotoinoter nach Iliifiiir. 



Die nptiscbo Bank (• trägt rechts die auf dem verschiebbaren Stativ S befind- 

 liche Belenchtunsrsbinipe L. links das Spektralphotometer, dazwisciien auf dem ver- 

 schiebbaren und in der Höhe verstellbaren Stativ .s- den Absorptionstrog C bzw. a, a ') mit 

 dem Schldz'achow Körper h. Das Spektrophotometer zeigt hinter dem Kollimatorrohr ^1 ein 

 durch Schrauben festsrehaltenes und verstellbares Küstchen, worin sich die in Fig. 567 be- 

 sonders gezeichnete optische Einrichtung zur P^rzeugung der beiden zu vergleichenden 

 Lichtbündel befindet. Das durch den unteren Teil des Tro^s a, o mit dem Schulzschen 

 Körper h kommende Licht r' tritt in das im Rohr X befindliche Nicohche Prisma d, 

 das die überstehende Flüssigkeit c im Troge durchsetzende Licht r tiber das Prisma weg 

 unmittelbar ins Kästchen ein. Beide Strahlen sind natürlich vor dem Plinschalten der 

 absorbierenden Lösung durch einen, in den Gang des oberen Strahls eingesetzten Rauch- 

 glaskeil e. der mittelst einer oben am Kästchen befindlichen Schraube zu verschieben 

 ist, auf gleiche Helligkeit zu bringen. Sie durchlaufen dann den Hüfner-Älhrechtschcn 

 Rhombus/", dessen vordere, wagrechte Kante /i den dicht dahinter liegenden Spalt g 

 des Kollimators in eine obere und eine untere Hälfte teilt und zugleich den oberen 

 Strahl nach unten, den unteren Strahl nach oben ablenkt, so daß beide vertauscht, 

 aber dicht untereinander in den symmetrisch verstellbaren Spalt des Kollimators A ein- 

 treten. Sie werden durch die im Brennpunkte des Spaltes liegende Sammellinse parallel 

 gemacht und dann in dem unter der Kapsel befindlichen Spektroskopprisma zu zwei 

 einander sich berührenden Spektren ausgebreitet, welche durch das Fernrohr beob- 

 achtet werden. Letzteres besitzt hinter dem Okular bei C einen durch die Schraube 

 verschiebbaren I7crorrf/schen Okularspalt und im hinteren, gegen das Spektroskopprisma 

 gerichteten Teile ein als Analysator wirkendes AVco/sches Prisma, welches samt dem 

 Fernrohrobjektiv um die Längsachse des Listruments zu drehen ist. Dazu dienen die 

 beiden Handgriffe MM mit zwei an dem Teilkreis A' schleifenden Nonien. Man stellt 

 auf gleiche Helligkeit in demselben Bezirke beider Spektren ein und liest den Drehungs- 

 winkel am Teilkreis bis auf Vio ^^rad ab. Die dicht vor dem Teilkreise K sichtbare 

 Schraube dient zum P^instellen, die hinter dem Kreis liegende Schraube zur seitlichen 

 Verschiebung des Fernrohrs. B ist ein Skalenrohr. 



') Die kleinen Buchstaben beziehen sich auf die P'ig. 567. 



