Optische Uiitersuchungsmetbodcn. 



637 



n 



J^ 



Fig. 567. 

 Strahlengang im Spektrophotometer von Hiifinr. 



Behufs scharfer Vergleichiing' müssen die Spektren, welche die beiden 

 Lichtbündel hei ihrer Zerlegung durch das Prisma des Spektroskops geben, 

 einander dicht anliegen, aber scharf abgegrenzt sein. Dafür dient der 

 .. Hilfher- Albrechi^che Rhombus" /, ein Flintglaskörper von rautenför- 

 migem Querschnitt mit je zwei planparallelen Flächeni)aaren. Er befindet 

 sich dicht hinter der oben beschriebenen Polarisiervorrichtung in solcher 

 Lage, daß seine spitzwinklig zulaufenden Kanten wagrecht stehen, die 

 hintere der beiden h fast in der Ebene rj des Kollimatorspaltes hegt und ihn 

 gerade halbiert. In diesem Rhombus wird das untere, polarisierte Strahlen- 

 bündel nach oben, das obere, gewöhnliche Strahlenbündel nach unten ab- 

 gelenkt derart, daß sie au der, dem Spalt zugekehrten Kante dicht neben 

 einander austreten, die Kante also die Grenze zwischen ihnen beiden bildet. 

 Sie dringen so unmittelbar in den verstellbaren Spalt des Kollimators ein, 

 durchlaufen diesen und werden dann durch das Prisma des Spektroskops 

 zu zwei Spektren ausgebreitet , welche im Beobachtungsfernrohr genau über- 

 einander stehen. Das letztere enthält, wie erwähnt, einen Vierordtschen 

 Okularspalt, mit dessen Hilfe man einen zum Vergleich geeigneten, kleinen 

 Bezirk in beiden Spektren abgrenzen kann, und ein Nicohches Prisma als 

 Analysator. Dieses Prisma ist mit dem Fernrohrobjektiv in eine um 

 die Längsachse drehbare Hülse eingefügt, welche durch zwei Hebel ge- 

 dreht werden kann. Zur Messung des Drehungswinkels x sind beide 

 Hebel mit je einem Xonius versehen, der an einem senkrecht stehen- 

 den, geteilten Kreis schleift. Die Kreisteilung besitzt rechts und links 

 einen Nullpunkt und ermöglicht eine Ablesung von 01°. Das Gesichtsfeld 

 erscheint am hellsten, wenn die Nullpunkte des Nonius und der Kreis- 

 teilung zusammenfallen, i ) 



Von den beiden im Fernrohr übereinander sichtliaren Spektren be- 

 steht das dunklere Absorptionsspektrum aus nicht polarisiertem Licht, das 

 hellere Vergleichsspektrum aus polarisiertem Licht. Betrachtet man beide 

 durch das Fernrohr und dreht dabei das Nicolsche Prisma um seine Achse, 

 so wird das Absorptionsspektrum immer gleich hell bleiben, das Vergleichs- 

 trum am hellsten sein, wenn die Schwinuunssebene des Xicohchen 



') Der von der Firma A. Krüß in Hamburg gebaute Apparat kostet mit Beob- 

 acbtungslampe, Absorptionstrog und Stativ für letztern 650 M. 



