Optische rutersuchuügsmethodea. 



639 



Spektralphotometer von Köniii und Murtenn. 



Vor dem Nvagrechteu Doppelspalt, der durch die darüher befindliche Mikrometer- 

 schraube S bilateral verstellbar ist, befindet sich der Trog mit der Absorptionsflüssi-keit 

 und dem ÄcA^feschen Glaskörper, welcher vor die eine Spalthälfte zu lieoen kommt 

 Das Licht gelangt in den Kollimator K und dann in das. in der Trommel befindliche Dis- 

 persionsprisma. Das Beobachtungsrohr R ist mittelst der Mikrometerschraube M um 

 die Achse d zu drehen, wodurch man Licht von verschiedener Wellenlän<re ins Ge- 

 sichtsfeld des Okulars bringen kann. Das Beobachtungsrohr enthält das ^Wollaston- 

 sche Prisma, das Zwillingsprisma und das analysierende .Y/co/sche Prisma, das zusammen 

 mit dem Tei kreis G gedreht wird. Die Stellung des letzteren wird durch die drehbare 

 LupeL abgelesen. Um das Auge des Beschauers vor dem Lichte der Beleuchtunaslampe 

 zu schützen, ist über das obere Ende des Beobachtungsrohres ein Lichtschirm o^esteckt 

 an dessen Unterseite man zweckmäßig eine kleine Glühlampe zur Ablesun<r des Teil- 

 kreises anbringt. Ein zweites beigegebenes Okular dient nach Abnahme des Teil- 

 kreises und des Nicohch^n Prismas zum Justieren des Apparates. ') 



zunächst ein WollastomQ]iQ^ Prisma aus Kalkspat 2), welches jeden der 

 beiden eintretenden Strahlen in zwei senkrecht aufeinander polarisierte 

 Strahlen spaltet, so daß nun vier Spaltbilder entstehen, wovon zwei 

 senkrecht, zwei wagrecht polarisiertes Licht enthalten. Diese vier Strahlen 

 werden weit er durch ein Zwillingsprisma geleitet. Letzteres besteht aus 



') Preis des von der Firma Franz Schmidt & Hacnsch gebauten Photometers bOOM 

 ^-) Das Wollasion^ohG Prisma zerlegt einen durchgehenden Lichtstrahl, wie der 

 ursprüngliche Kalkspatkristall, in zwei senkrecht aufeinander polarisierte Strahlen nur 

 daß diese weiter voneinander abgelenkt werden. ' 



