Optische Untersuchungsnietliüdeii. 641 



von drei Linsen, welche auf beiden Spalthälften des Photometers zwei 

 reelle Bilder des Beleuchtungsspaltes erzeugt. 



Ein Nachteil, der ferner allen bisher besprochenen Photonietern eigen 

 ist, besteht in der geringen Dicke der absorbierenden Schicht, welche bei 

 sehr verdünnten Lösungen für eine Messung überhaupt nicht hinreichen 

 kann. F. F. Martens und F. Grünhanm nehmen daher die Untersuchung 

 in Piöhren vor, welche ähnlich den Polarimeterröhren (S. 607) du_rch_z^^;ei 

 planparallele Spiegelglasplatten geschlossen sind und in einer Läng:rvön 

 2 ^) bis 25 cm angewandt werden, durch Einschieben massiver, planparallel 

 abgeschliffener Glaszylinder aber auch die Untersuchung bei 

 1 cm Schichtdicke und dai-unter (Ol cm) ermöglichen. Am 

 Spektralphotometer sind zu dem Ende zwischen die Be- 

 leuchtungsvorrichtung und den Doppelspalt zwei Rinnen ein- 

 gefügt, in welche diese Piöhren eingelegt werden können. 



Fig. 569. 

 Spektralphotometer mit großer Beleuchtungseinrichtung von Sihmidl .1 Hnctisch. 



Das Spektralphotometer hat den gleichen Bau wie das in Fig. 568 abgebildete In- 

 strument. Am Stativ T ist die Beleuchtungsvorrichtung durch Schrauben befestigt. Die 

 von der Lichtquelle kommenden Strahlen treten durch den mit einer Mattscheibe be- 

 deckten Beleuchtungsspalt S^ ein und durchlaufen die Röhre R ; an deren Ende L 

 befindet sich die aus drei Linsen bestehende Kombination, welche unter Mitwirkung der 

 beiden im Schutzgehäuse P liegenden Reflexionsprismen zwei reelle Bilder des Beleuch- 

 tungsspaltes auf den beiden Hälften des Photometerspaltes S^ erzeugen. In die beiden 

 Rinnen A werden die Röhren mit der zu untersucheuden Lösung und dem reinen 

 Lösungsmittel eingelegt. Die Beleuchtungsvorrichtuug ist auf der Schiene D verschieb- 

 bar, so daß bei verschiedenen Längen der absorbierenden Schiclit stets zwei scharfe 

 Bilder des Beleuchtungsspaltes auf dem Photometerspalt entstehen. 



in die eine die Röhre mit der absorbierenden Flüssigkeit, in die zweite eine 

 Röhre mit dem reinen Lösungsmittel und gegebenenfalls dem gleichlangen 

 Glaszylinder, um Reflexions- und Absorptionsverluste gleich zu machen. 

 Die beiden die Röhren durchlaufenden Lichtstrahlen werden in diesem 

 Falle durch zwei vor dem Doppelspalt liegende Reflexionsprismen unter 

 doppelter Reflexion so geleitet, daß sie auf die Spalthälften treffen. Es 

 empfiehlt sich, nach geschehener Messung die Röhren zu vertauschen und 



*) Diese Grenze ist durch die anzubringenden Schraubengewinde gesetzt. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 4] 



