Optische Untersuchungsmethoilen. 



645 



Ein anderes Verfahren hat 1876 0. Hehner vorgeschlagen, indem 

 er die zu prüfende Lösung und die Yergleichslösung in zwei gleich weite 

 und gleich graduierte Zylinder mit Abflußhahn am Boden bis zur selben 

 Höhe einfüllt (Fig. 570) und die dunkler gefärbte Flüssigkeit abzapft, bis 

 in beiden Zylindern gleiche Färi)ung beim schrägen Durchsehen von oben 

 vorhanden ist. Um nicht gegebenenfalls zu ungleiche Flüssigkeitshöhen mit- 

 einander vergleichen zu müssen, ist es gut. die Vergleichslösung von solcher 

 Konzentration zu bereiten, daß ihre Färbung nicht zu 

 stark von derjenigen der anderen Lösung abweicht. 



Kolorimeter. Die bisher betrachteten Arten 

 der Vergleichung leiden an dem großen Übelstande, 

 daß man die beiden Lösungen nacheinander be- 

 trachten muß, wodurch man kleine Unterschiede im 

 Farbenton leicht übersieht. Eine genaue Vergleichung 

 ist erst dann möglich, wenn die beiden Objekte 

 gleichzeitig und unmittelbar nebeneinander beo- 

 bachtet werden können. Dies wird dadurch erreicht, 

 daß mau die Lichtstrahlen, welche durch beide 

 Lösungen hindurchgegangen sind, durch Reflexion 

 an Spiegeln oder in Prismen nebeneinander in das 

 Gesichtsfeld einer Lupe bringt. Die hierzu dienen- Fig. 570. 



den Instrumente heißen Kolorimeter. 



Das Kolorimeter von C. H. TFo//" (1880). Es besteht (Fig.571 und 

 572) aus zwei der eben genannten graduierten Zylinder Ä und B mit Ab- 

 laßhahn am Boden. Sie müssen genau gleiche lichte Weite und dabei einen 

 ziemlich großen Durchmesser haben, damit der Flüssigkeitsmeniskus nicht 

 stört. Als Boden ist eine planparallele Glasplatte mit Hilfe einer Messing- 

 fassung angesetzt. Die Kalibrierung beginnt vom Boden aus und muß an 

 beiden Zylindern genau in derselben Weise durchgeführt sein, so daß gleiche 

 Teilstriche auch in gleichem Abstand vom Boden sich befinden. Sie werden 

 nebeneinander auf einen Messingtisch mit zwei Löchern gestellt, worunter sich 

 ein verstellbarer, breiter Spiegel C befindet: er reflektiert das auf treffende, 

 natürliche oder künstliche Licht (Auerlicht). in die Zylinder, welche die beiden 

 Lösungen, die zu untersuchende und die Vergleichsflüssigkeit, aufnehmen 

 sollen. Senkrecht über jedem Zylinder befindet sich, in die Metallfassung ein- 

 gelassen, ein unter einem Winkel von 45» nach außen geneigter Spiegel. Die 

 aus beiden Flüssigkeiten kommenden Strahlen werden durch diese Spiegel auf 

 ein mittleres Spiegelpaar reflektiert, zwei unter einem rechten Winkel gegen- 

 einander gestellte Spiegel, welche die Lichtstrahlen schüeßhch nach oben in 

 die Lupe E werfen. Das Gesichtsfeld der letzteren ist also in beiden Hälften 

 durch Strahlen beleuchtet, welche durch die entsprechenden Flüssigkeitssäulen 

 gegangen sind; der Piand der unter 90" zusammengesetzten, mittleren Spiegel 

 erscheint als scharfe Trennungslinie zwischen beiden. Statt der zwei Paar 

 Spiegel können auch in den Apparat zwei Pieflexionsprismen D eingesetzt 

 werden, an deren Wänden dann die zweimalige Reflexion stattfindet. 



