»U«i 



.1. IJichri iiiTor. 



Die beiden Hälften des (lesiclitst'eides der Lnpe müssen vor dem 

 Einfüllen der Lösnngen iienau auf gleiehe Helligkeit durch \'erstellen des 

 Spiegels oder nötigenfalls Versehieben des ganzen Instruments eingestellt 

 werden. Hierauf füllt man die zu untersuehende und die aus einer ab- 

 gewogenen Menge des färbenden Stoffs hergestellte Vergleiehslösung, welche 

 man am besten etwas schwächer konzentriert (uefärbt) bereitet, in beide 



H3p=5) 



Fig. 571. 

 Kolorimeter nach W'oljf. 



Fig. 572. 

 (jaug der Strahlen im Kolorimeter nacli ^f'olß'. 



Die zu untersuchende farbige Lösung und die mit Hilfe einer genau altgewo- 

 genen Menge des betreffenden Stoffes hergestellte Vergleichslösung, welche etwas 

 schwächer gefärbt sein soll, werden in die beiden, aus dem Gestell herauszunehmenden 

 Zylinder bis zur gleichen Höhe eingefüllt. Schaut man nach Wiedereinsetzen der 

 Zylinder durch die Lupe, so erscheinen die zwei Hälften des Gesichtsfeldes ungleich 

 hell, worauf man die stärker gefärbte Lösung ablaufen läßt, bis beide Hälften gleiche 

 Helligkeit besitzen. Das vor den Zylindern angebrachte Schutzblech dient zur Abhal- 

 tunj? falschen Lichtes. 



Zylinder bis zum selben Teilstrich (etwa 100) ein. Es sei nochmals darauf 

 hingewiesen, daß beide ganz klar sein und wenigstens annähernd dieselbe 

 Temperatur besitzen müssen. Die beiden Hälften des Gesichtsfeldes werden 

 nun ungleich hell erscheinen. Man läßt die konzentriertere Lösung so lange 

 ablaufen, bis wieder gleiche Helligkeit vorhanden ist. Mißt man jetzt die 

 beiden Flüssigkeitshöhen, so läßt sich, da der Gehalt der Vergleiehslösung 

 an färbendem Stoff bekannt ist, der unbekannte Gehalt der anderen 



