()4S 



J . B i c ll r i II ET c r. 



wclclu's (liircli die erste Fliissiii'keitssäule i>eii;ini>eii ist: durch den mitt- 

 leren, durelisiclit'.ii-en Teil des Spiegels erliiilt es dai^eiien Lieht, welches 



vom hinteren Spiesiel kommt, 

 mithin die zweite Flüssigkeits- 

 säule durchsetzt hat. Es sieht 

 also im ( )kular einen von Strahlen 

 aus der zweiten Flüssigkeit er- 

 leuchteten Kreis, welcher sich von 

 dem, durch die Strahlen aus der 



FiB.573. 

 Kolorimoter nach Doiinmi-Kühler. 



Fig. 574. 

 iaiig der Strahlen im Kolorimeter nach Dontuni. 



Die beiden Glaszylinder b und b' stehen auf einem Tischchen über zwei Löchern, 

 durch welche Licht von den verstellbaren, aus Matt- oder Milchglas bestehenden Be- 

 leuchtungsspiegeln e fällt. Sie werden durch die federnden Bügel d festgehalten und 

 können durch Drehen des Tischchens miteinander vertauscht werden, i) Zu diesem 

 Zwecke ist das Tischchen mit dem, um das Stativ drehbaren Mittelrohr fest verbunden, 

 welches durch Drehen der Schraube a' gelöst oder festgemacht werden kann. Die 

 Triebschraube a, welche auf eine Zahnstange wirkt, dient dazu, das Tischchen mit den 

 Zylindern beim Drehen zu senken und dann wieder in die optische Einrichtung bei ff 

 lichtdicht einzuschieben. Die Zylinder tragen am unteren Ende zwei Stutzen i und k, 

 von denen der eine durch einen kurzen Gummischlauch mit Quetschhahu geschlossen, 

 der andere durch einen längeren, einen Quetschhahn tragenden Gummischlauch mit dem 

 Xiveaugefäß l verbunden wird, das am Gestell w verschoben werden kann. Die Zylinder 

 sind ferner von einer Schutzhülle umschlossen ; an ihr können durch Drehen des 

 Ringes c zwei einander gegenüberliegende , senkrechte Schlitze zur Deckung gebracht 

 werden, wobei zugleich die bis 170m»? gehende Teilung auf den Zylindern sichtbar 

 wird. In den oberen, mit einem Deckel verschlossenen Kasten sind hintereinander die 

 beiden Spiegel/, / eingesetzt, welche mittelst Schrauben gestellt werden können und das 

 durch die Zylinder gegangene Licht ins Beobachtungsrohr h reflektieren. Die Be- 

 schickung der beiden Zylinder geschieht wie beim (ro?/fscheu Kolorimeter, das Ab- 

 lassen der stärker gefärbten Lösung durch Senken des Niveaugefäßes l. Man stellt 

 auf gleiche Helligkeit des Gesichtsfeldes ein, schließt den über den Gummischlauch 

 gezogenen (juetschhahn und liest ab. Dann vertauscht man beide Zylinder durch 

 Drehen des Tischchens, läßt den vorderen nochmals etwas ab, bis wieder Gleichheit 

 des Gesichtsfeldes vorhanden ist, liest ab und nimmt das Mittel aus beiden Werten. 



*) Dadurch ist es möglich, Beobachtungsfehler und rngleichhciten der optischen 

 Einrichtung auszuschalten. 



