Optische Untersuchungsmethocleu. 649 



ersten Flüssigkeit erleuchteten Grund abliebt. Beide Teile werden ver- 

 schieden hell sein. ^lan labt nun die dunklere Lösung ablaufen, bis beide 

 Teile gleich hell erscheinen und die Grenze verschwindet. Da die aus dem 

 hinteren Gefäße kommenden Lichtstrahlen infolge des längeren Weges und 

 der Reflexion bei dem Durchgange durch den vorderen Spiegel einen Licht- 

 verlust erleiden, so ist eine empirische Korrektion einzusetzen. Sind beide 

 Gefäße zum Ablassen eingerichtet, so füllt man sie mit derselben Lösung 

 bis zum Teilstrich 100 und zapft aus dem vorderen Zylinder soviel ab, 

 bis gleiche Helligkeit vorhanden ist. Die dann bleibende Flüssigkeitshöhe 

 ist der Flüssigkeitshöhe 100 im hinteren Zylinder gleichzusetzen. Die Art der 

 Berechnung ist die frühere. Bei dem abgebildeten Kolorimeter von Don- 

 nan^) mit vertauschbaren Zylindern, von denen nur einer abgelassen 

 werden kann, füllt man den vorderen Zylinder h mit der Vergleichs- 

 lösung, den hinteren Zyhnder h' mit der zu untersuchenden, etwas dunkler 

 gefärbten , konzentrierteren Lösung und läßt hierauf durch Senken des 

 Xiveaugefäßes letztere abfließen, bis das ganze Gesichtsfeld des Beob- 

 achtungsrohres gleichförmig hell ist. Da aber das Licht, das aus h' kommt, 

 durch die Reflexion am vorderen Spiegel geschwächt wird, so erscheint 

 das gesamte Gesichtsfeld bereits gleich hell, wenn die Flüssigkeit im hin- 

 teren Zylinder noch zu hoch steht. ^lan liest ab und vertauscht dann die 

 beiden Zylinder durch Drehen des Tischchens, auf dem sie stehen. Schaut 

 man nun ins Beobachtungsrohr, so wird diejenige Fläche des Gesichts- 

 feldes, welche durch Licht aus dem jetzt vorderen, die Probeflüssigkeit 

 enthaltenden Zylinder erleuchtet wird, dunkler erscheinen als der zentrale, 

 durch Licht aus der hinteren Vergleichsflüssigkeit beleuchtete Teil. Man 

 läßt die vordere Flüssigkeit abermals durch Senken des Niveaugefäßes ab. 

 bis völlige Gleichheit des gesamten Gesichtsfeldes vorhanden ist. Da aber 

 jetzt der durch die hinten stehende Vergleichsflüssigkeit gegangene Licht- 

 strahl geschwächt ist, so wird man aus dem vorderen Zyhnder zu viel 

 Flüssigkeit ablassen müssen, damit gleiche Helligkeit beider Teile des Ge- 

 sichtsfeldes vorhanden ist. ]\Ian hest wieder ab und legt das Mittel aus 

 beiden Ablesungen der Rechnung zugrunde. 



Tauchkolorimeter mit Lummer-Brodhu7ischem Würfel von 

 Fritz Köhler (Fig. 575 und 576). Bei diesem Kolorimeter, bei dem die Ver- 

 wendung des Lummer-Brodhu7ischen Würfels für die Einstellung auf gleiche 

 Helligkeit eine andere Anordnung der einzelnen Teile erfordert, befindet 

 sich die zu untersuchende Flüssigkeit im Troge ./' während für die Ver- 

 gleichsflüssigkeit das Duhoscqsche Prinzip der Tauchröhre gewählt wurde. 

 In das Gefäß e taucht eine Röhre d ein, welche unten durch eine plan- 

 parallele Glasplatte verschlossen ist und mittelst einer, auf eine Zahnstange 

 wirkenden Trie1)sehraube längs einer Teilung gehoben oder gesenkt werden 

 kann. Gefäß und Tauchröhre werden mit der ^'ergleichsflüssigkeit gefüllt. 



') Preis des in der beschriebenen Form vom Universitätsmechaniker Fritz Köhler 

 in Leipzig gebauten Apparates (D. R.-G.-M.) 145 M., des Stativs 15 M. 



