Optische Ciitersiichungsmothndon. 651 



Schicht fallende Anteil nach der Seite reflektiert wird und so in das Be- 

 obachtungsrohr gelangt. Das Gesichtsfeld des letzteren zeigt mithin ein 

 zentrales Feld, dessen Licht die zu untersuchende Plüssigkeit durchlaufen 

 hat, umgeben von einem Feld, dessen Licht aus der Vergleichsflüssigkeit 

 kommt. Man stellt durch Verschieben der Tauchröhre auf gleiche Helligkeit 

 beider Felder, d. h. auf Verschwinden der Grenzlinie zwischen beiden , ein 

 und liest die Höhe der Vergleichsflüssigkeit an dem ]\Laßstabe, längs dessen 

 der den Tauchzylinder tragende Halter bewegt wird, ab. Die Schichtdicke 

 der untersuchten Flüssigkeit erhält man durch Messen der inneren Länge 

 des Trogs. Die Berechnung ist die bekannte.^) 



Die Genauigkeit der auf kolorimetrischem Wege erhaltenen Ergeb- 

 nisse ist verschieden je nach der Farbe und Lichtdurchlässigkeit der zu 

 untersuchenden Lösungen. Auch das Auge des Beobachters spielt dabei 

 eine Bolle; es darf nicht durch zu lange fortgesetzte Beobachtungen er- 

 müdet sein und nicht durch anderweitiges Licht beeinflußt werden, wts- 

 halb man dieses, auch das Licht der Beobachtungslampe, möglichst fern- 

 halten muß. 



Ein weiteres Mittel, die Empfindlichkeit der Einstellung und damit 

 die Schärfe der Ergebnisse zu erhöhen, besteht darin, daß man vor dem Auge 

 ein passend gefärbtes Strahlenfilter, eine Glasplatte oder eine Platte 

 aus Gelatine, einschaltet, welches mit der Farbe der Flüssigkeit eine geeig- 

 nete Mischfarbe gibt ; es treten dann bei ungleicher HeUigkeit auch Farben- 

 unterschiede in beiden Hälften des Gesichtsfeldes auf, welche vom Auge 

 leichter wahrgenommen werden, als bloße Helligkeitsunterschiede. Hat man 

 z. B. bei einer blauen Flüssigkeit einen gelben Schirm eingeschaltet, so 

 daß ein neutrales Grün entsteht, so wird, wenn die blaue Flüssigkeit zu 

 niedrig wird, der Farbenton mehr gelbgrün, wenn sie zu hoch ist, mehr 

 blaugrün erscheinen 2) u. dgl. m. 



In besonderen Fällen, ^Y0 die Herstellung einer Yergleichslösung mit 

 Schwierigkeiten verbunden ist, kann man sich auch in der Weise helfen, 



') Preis des von Fritz Köhler in Leipzig gebauten Apparates 175 M., der Auer- 

 lämpe 20 M. 



-) Für die Herstellung dieser farbigen Gelatineschirme geben ^V. OstivaJd und 

 R. Luther in ihrem „Hand- und Hilfsbuch zur Ausführung physiko-chemischer Mes- 

 sungen" (2. Aufl., Leipzig 1902, S. 248) folgende Vorschrift: Man läßt farblose Gelatine 

 einige Stunden in kaltem Wasser quellen, gießt das überschüssige Wasser ab, schmilzt 

 im Wasserbade und setzt einen wasserlöslichen Farbstoff zu, der für die betreffende, 

 kolorimetrisch zu untersuchende Flüssigkeit sich besonders eignet. Dann werden 

 Spiegelglasplatten mit einer Lösung von Wachs in Äther abgerieben, wagrecht hin- 

 gelegt und mit der gefärbten Gelatine, der man vorteilhaft etwas Glyzerin zusetzt, 

 1—2 nun hoch bedeckt. Nach dem Trocknen, das mehrere Tage dauern kann, werden 

 die Platten von der Unterlage abgezogen und auf kleine Rahmen von Pappe oder Zinkblech 

 gespannt, die mau auf das Okular des Kolorimeters legt. Oder man überzieht kleine 

 Glasplatten mit einem Kollodiumhäutchen, das mit dem in Alkohol gelösten Farbstoff 

 gefärbt ist, natürlich aber auf der Glasplatte sitzen bleiben muß. 



