Optische Untersuchuiigsmethoden. 



655 



^=^^[ 



=^^ 



Polarisationskolorimeter 

 nach Krüß. 



Gang der Strahlen im Polarisationskolorimeter 

 nach KriU-'. 



Die Beschickung des Apparates mit der zu untersuchenden Lösung und der 

 etwas schwächeren Yergleichslösung ist dieselbe wie beim Wolffschen Kolorimeter. Hin- 

 gegen ist die optische Einrichtung so getroffen, daß die durch beide Flüssigkeitssäulen 

 hindurchgehenden Strahlen, wie im Texte ausführlich erläutert ist , in polarisiertes 

 Licht von entgegengesetzter Schwingungsrichtuug verwandelt werden, welche nebenein- 

 ander ins Beobachtungsrohr gelangen. Beide Gesichtshälften des letzteren erscheinen 

 verschieden hell. Durch Drehen des Xlcohchen Prismas ^Y werden sie auf gleiche 

 Helligkeit gebraciit. 



total reflektiert, so daij nur der außerordentliche Strahl a das Prisma gerad- 

 linig durchsetzt und nach oben ins Beobachtungsrohr weitergeht. Über der 

 zweiten Flüssigkeitssäule in B ist ein halbes rechtwinkUges Kalkspatprisma E 

 von gleichem Winkel, ein sogenanntes Do^-esches Prisma, angebracht, dessen 

 Hvpotenusenfläche fe der diagonalen Trennungsfläche des Glanschen Pris- 

 mas parallel liegt. Von den aus der Flüssigkeit B kommenden Strahlen wird 

 auch hier durch eine Blende m ein schmales Bündel herausgeschnitten, das im 

 Doveschen Prisma ebenfalls in einen ordentlichen und außerordentlichen Strahl 

 zerlegt wird. Der letztere geht senkrecht nach oben durch und wird absor- 

 biert; der ordentUche Strahl ß hingegen wird an der Hypotenusenüäche 

 derartig reflektiert, daß er in das daneben befindhche 67awsche Prisma ein- 



