^-^4 -l- Biohiiiicrer. 



(Irinirt uiul in diescin an dor diauoiialcn 'rrmiiiiiiustlitclic cd nach oben icflck- 

 tiort winl. In iUm" über dorn lotztoron Trisina hot'indlichon lioobat'htuni^sröhre 

 liuift also oin außerordontlicher Strahl x von dorn Licht, das die erste Fliissii«- 

 keitssiUile A durchstrahlt hat. und ein ordentlicher Strahl [i von dem Licht, 

 das durch die zweite Flüssiu'keitssäule B iietian<ien ist, nebeneinander, so daß 

 das Gesichtsfeld des Okulars in seinen beiden Teilen von zwei entgegen- 

 gesetzt schwingenden Strahlen beleuchtet ist. Schaltet man nun in den 

 Gang der beiden ein um seine Achse drehbares ^Vico/sches Prisma N ein, 

 dessen Drehung an einem Teilkreis abgelesen werden kann, so wird bei 

 einer bestimmten Stellung des letzteren der ordentliche Strahl ß verlöschen. 

 d. h. bei jener Stellung, wo sich die Schwingungsel)enen des Strahls und 

 des Prismas kreuzen, bei einer um 1)0" davon verschiedenen Stellung aus 

 demselben Grund der außerordentliche Strahl x. Zwischen beiden muß es 

 eine Stellung des Nicols geben, bei der beide Hälften des Gesichtsfeldes 

 gleich hell erscheinen. Ist der dazu nötige Drehungswinkel des lY/co/schen 

 Prismas = a. so gilt 



, = K . tg^a. 

 c 



worin c die gesuchte Konzentration, c' die bekannte Konzentration der 

 Vergleich.slösung und K eine Konstante vorstellt, welche durch Absorption 

 und Reflexion des Lichts in den optischen Mitteln des Instrumentes ent- 

 steht: denn es ist klar, daß der eine Strahl infolge der zweimaligen Reflexion 

 in den Prismen einen größeren Lichtverlust erleiden muß, als der andere, 

 welcher durch das GVffwsche Prisma geraden Weges durchgeht. Man be- 

 stimmt diese Absorptionskonstante, indem man in beide Zylinder dieselbe 

 Lösung bis zu gleiche!' Höhe/« einfüllt, das .Vico/sche Prisma auf die Mittel- 

 stellung von 45" einstellt, wobei gleiche Helligkeit in beiden Strahlen des 

 Gesichtsfeldes eintreten müßte, wenn beide optisch gleiche Intensität be- 

 säßen, und nun aus dem einen Zylinder Flüssigkeit abzapft, bis diese 

 Gleichheit tatsächlich vorhanden ist. Sind dann die beiden Flüssigkeitshöhen 

 h und h', so gilt K = h/h'. 



Polarisationskolorimeter mit Quarzplatte von G. und H.Krüß. 

 Dieses Instrument, welches wieder mit verschiedenen Flüssigkeitshöhen 

 arbeitet, unterscheidet sich von dem im vorhergehenden besprochenen Pola- 

 risationskolorimeter dadurch, daß unterhalb des Mco/schen Prismas in 

 den Gang der beiden Strahlen eine Quarzplatte, ähnlich der Äo/ei^schen 

 Doppelplatte in den älteren Polarimetern, eingeschaltet ist. Sie besteht zur 

 Hälfte aus rechts-, zur Hälfte aus linksdrehendem Bergkristall i); beide 

 drehen die Schwingungsebene eines polarisierten Lichtstrahls um denselben 

 Betrag, aber in entgegengesetzter Richtung, und zwar seine einzelnen Be- 

 standteile in verschiedenem Maße. Das Gesichtsfeld erscheint deswegen bei 

 keiner Stellung des analysierenden Nicols vollständig dunkel, sondern stets 

 farbig, indem die einzelnen Farben der Reihe nach ausgelöscht werden 



') Vgl. S. 503. 



