Optische Uutersnchimgsmethodeu. 657 



Konzentration in den zwei verschieden hohen FKissigkeitsschichten gleich 

 geworden ist, in den beiden kreuzweis gestellten Feldern nicht bloß gleiche 

 Helligkeit, sondern auch dieselbe, natürlich von FaU zu Fall wechselnde 

 Farbe aul^) 



Während bei dem früher beschriebenen Kolorimeter von Wolf 

 nur bei gleicher HeUigkeit beobachtet wird, erfolgt hier die Einstellung 

 außerdem auf dieselbe Farbe; dadurch aber können noch Konzentra- 

 tionsunterschiede leicht erkannt und gemessen werden, welche bei jenem 

 kaum bemerkbar sind, i) Das Polarisationskolorimeter ermöglicht mithin 

 eine v\q\ schärfere Bestimmung von Konzentrationen als das Kolorimeter von 

 Woljf. Die Berechnung ist die gleiche. 



Beispiel: Die kolorimetrische Bestimmung einer Lösung von Nickelsulfat wurde 

 in folgender Weise ausgeführt. Während die Yergleichslösung, welche im Kubikzenti- 

 meter 0"025 g Salz enthielt, in einem Zylinder auf dem Teilstrich 100 stehen blieb, mußte 

 die zu untersuchende Lösung im anderen Zj'liuder auf den Teilstrich 50' 1 abgelassen 

 werden, damit in je zwei kreuzweis gelegenen Feldern die gleiche Farbe (Fleischrot 

 und Violettrot) und Helligkeit auftrat. Ist c die Konzentration der Vergleichslösung, 

 h ihre Höhe und andrerseits c' die Konzentration und h' die Höhe der zu prüfenden 



Lösung, so gilt (S. 643) c' = c . p = 0025 . ^ - 00499. 



1 cm^ der untersuchten Lösung enthielt also nach der Analyse 00499 g Nickel- 

 sulfat, in Wirklichkeit 0-0500 .</. 



') Preis des Apparats, welcher von der Firma A. Krüß in Hamburg gebaut wird, 190 M. 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. I. 



42 



