Kalorimetrische Verbreuuung. 659 



I. Das Prinzip der kalorimetrischen Verbrennung nach Berthelot. 



Das Prinzip ist das folgende: Die in eine geeignete Form gebrachte 

 Substanz wird in einer mit komprimiertem Sauerstoff gefüllten Bombe 

 durch eine entsprechende Vorrichtung ( Kurzschheßen eines elektrischen 

 Stromes) angezündet und zum fast momentanen Verbrennen gebracht. 

 Durch die entstandene Wärme wird die Bombe sowie auch das Wasser, 

 in dem sich die Bombe im Kalorimetergefäß befindet, erwärmt. 



Kennt man die Wärmemenge, die notwendig ist, um die Temperatur 

 der Bombe im Kalorimetergefäß um 1° zu erhöhen (..Wasserwert der 

 Bombe-), und ist die Menge des Wassers im Kalorimetergefäß bekannt, 

 so läßt sich — bei entsprechender Berücksichtigung der Umgebungstem- 

 peratur — die Menge der bei der Aerbrennung entstandenen Wärme 

 berechnen. 



II. Die zur kalorimetrischen Verbrennung nötigen Einrichtungen 



und Apparate. 1) 



1. Der Kalorimeterraum. Die kalorimetrischen Verbrennungea 

 werden am zweckmäßigsten in einem Zimmer ausgeführt, das keinen großen 

 Temperaturschwankungen ausgesetzt ist und soweit als möglich auf einer 

 ständigen Temperatur von ca. 20° C erhalten werden kann. Keinesfalls darf 

 das Kalorimeter von Sonnenstrahlen, von strahlender Ofenwärme oder von 

 kalter Straßenluft direkt getroffen werden. Auch soll der Kalorimeterraum 

 zu gar keinem anderen Zwecke verwendet werden. 



2. Das Kalorimeter (Fig. 581) hat folgende Bestandteile: 



n) Den Behälter. Dieser ist nach Art eines großen, unten ver- 

 schlossenen Hohlzvhnders gebaut, ist ca. 46 cm hoch, hat eine lichte Weite 

 von 25 cw und eine Wanddicke von Ibcm. Diese Wand trägt außen eine 

 Schutzhülle Ä aus dickem Filz und besteht eigentüch aus zwei ineinander ge- 

 schachtelten Hohlzylindern. Durch aus Kupferblech angefertigte Scheidewände 

 werden zwei Hohlräume von ringförmigem Querschnitt voneinander getrennt, 

 deren äußerer, B, mit Wasser, der innere, C, mit Luft angefüllt ist. Der Wasser- 

 raum B ist oben durch zwei kleine, kreisrunde Öffnungen zugänghch, die zur 

 Aufnahme von Thermometern dienen; D ist eine kreuzförmige Unterlage aus 

 einem Wärmeisolator (z. B. Vulcan-Fiber) und hat eine entsprechende Ver- 

 tiefung zur Aufnahme des Kalorimetergefäßes P; durch die Unterlage D 

 soll dieses auch nach unten durch eine Luftschicht isohert sein. Zum oberen 

 Abschluß des Holih-aumes dient ein ki'eisrunder , in zwei Hälften ge- 

 schnittener Deckel aus einem Wärmeisolator; beide Hälften tragen an den 

 einander zugekehrten Rändern je drei Ausschnitte, die. wenn der Deckel 



M In der nun folgenden Beschreibung halten wir uns genau an die von uns im 

 pathologischen Institut der Universität sowie in der tierphysiologischeu Versuchsstation 

 benutzten Apparate, die teils von Plugershoff in Leipzig und von Peters in Berlin bezogen 

 wurden, teils nach Angabe des Herrn Prof. Taiuß vom Mechaniker Junkuntz in Budapest 

 gebaut wurden. Letztere weisen manche Verbesserung auf. 



42* 



