60; 



r. Häri und St. Weiser. 



loitiiuii- ohou plötzlich durchbrennt, (fbor Zünddraht siehe weiter unten 

 unter Nr. 4.) Die StromschlielUmg erfolgt durch Niederdrücken des Tasters 0. 



Eine Abzweiuunsi- der Leitung führt zur kleinen, oberhall) der Lupe 

 befindlichen (iliUdanipe: der Schlielmng dieses Stromzweiges dient der 

 Taster X 



;•>. Thermometer. Es werden in Vioo-^i'ade geteilte, genau geeichte 

 Thermometer verwendet; am besten ist es, sich der Bechnannschen. 

 Thermometer mit einem Skalenbereich von ca. 5" C zu bedienen und die 

 Eichung durch die Physikalisch-technische Reichsanstalt (Charlottenburg 

 bei Berlin) besorgen zu lassen. 



Jä(/er und Stemwehr^) bedienen sich zur genauen Bestimmung des 

 Temperaturganges in der ^'or- und Nachperiode (siehe weiter unten) so- 

 genannter Platinthermometer. 



4. Die kalorimetrische Bombe (Fig. 582) hat einen Fassungsraum 

 von ca. 230 cm''^ und ein Gewicht von ca. 2*5 kg. (Die Firma Hugershoff 

 in Leipzig konstruiert auch kleinere Boraben von einem Gewichte von 1 kg 

 und einem Fassungsraum von 60 cm^; zu dieser Bombe gehört auch ein 

 entsprechend kleineres Kalorimetergefäß.) Die Bombe ist aus Gußstahl ge- 

 dreht und entweder an der inneren ()l)erfläche mit einer aus Email bestehen- 

 den Schutzschichte überzogen oder aber mit einem Einsatz aus Platin 

 oder aus Kupfer versehen und im letzteren Falle an der inneren Ober- 

 fläche vergoldet. Die Bestandteile der Bombe sind die folgenden: Ä ist der 

 Tiegel oder Rezipient mit der schützenden Schichte B; C ist der Bronze- 

 deckel, der an der unteren Fläche mit dem schützenden Platinblech Z> 

 belegt ist. Der Deckel ist mit dem Bleiring X versehen , welcher einen 

 hermetischen Verschluß der Bombe ermöghcht. 



E und F sind die Ventile, die dem Einfüllen des Sauerstoffes resp. 

 dem Entleeren der Gase dienen. Sie sind bei W durch Asbest gedichtet 

 und mit den Platiniridiumspitzen U und U versehen, die sich nicht leicht 

 abwetzen und auch den Säm-edämpfen widerstehen. 



Der Sauerstoff tritt bei geöffnetem Ventile E durch die Öffnung G 

 und Platinrohr / ein; nach vollzogener Verbrennung treten die Gase bei 

 geöffnetem Ventil F durch die Öffnung H aus. K ist ein Platinstab, der 

 von unten in M eingeschraubt ist; J/wird oben von der Schraube P auf- 

 genommen, die oben in den Stift S endet. KMP S ist die eine Elektrode, 

 die in ihrem Verlaufe durch den Deckel von diesem (durch das Ghmmer- 

 blättchen N, durch die Ebonithülse Q und durch den Elfenbeinring V) 

 vollständig isoliert ist; / und S' bilden (durch den Körper des Deckels, 

 durch die Schraube T und durch das Ventil E miteinander leitend ver- 

 bunden) die andere Elektrode. Zwischen beiden ist der dünne Platindraht Y 

 ausgespannt, an welchem ein Baumwollfaden Z befestigt ist. 



') W. Jäger und //. r. Steinwehr, Erhöhung- der kalorimetrischen Meßgenanigkeit 

 durch Anwendung von Platinthermometern. Verhandig. d. Deutschen physik. Gesellsch.. 

 Jg. 5. Xr. 2Ü (1903;. 



